444 BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD ESPANOLA 



ticalmente sobre la plancha inferior. Esta disposition, qtie per- 

 mite inclinar el inicroscopio, hace mas c6moda la observacion. 



Con el tornillo A'se sujeta al soporte el pie del microscopio. 



Lateral, 6 independientemente del pie, se halla la platina^ 

 que es una pieza metalica circular que gira alrededor de su 

 eje y lleva cerca del horde doce taladros circulares, sobre 

 cada uno de los cuales hay una pieza rectangular, taladrada 

 tambi^n, con dos pinzas para sujetar la preparation, y que 

 se puede aproximar 6 separar de la platiua mediante los for- 

 nillos A, situados debajo de la misma. 



Esta platina tiene dos movimientos alrededor do su eje. Uno 

 rapido, que se da & mano y otro lento, que se obtiene con el 

 tornillo N. Puede, ademas, aproximarse 6 separarse del mi- 

 croscopio utilizando el tornillo M. Merced aestosdos desplaza- 

 mientos, en direcciones perpendiculares, ofrece todas las ven- 

 tajas de los modelos con platina movible, con la cual pueden 

 observarse todos los puntos de una preparaci6n sin la brusque- 

 dad de movimiento que da nuestra mano a las preparaciones 

 cuando queremos mudarlas de lugar durante la observacion. 



Su manejo es por demas sencillo. Colocadas en sus lugares 

 correspondientes las preparaciones que van a ensenarse, se 

 hace el enfoque de una cualquiera de ellas por medio de los 

 tornillos If j Zdel microscopio. Muevese luego la platina hasta 

 que la preparaci6n inmediata coincida con el eje del tubo del 

 microscopio. Ahora se hace el enfoque de 6sta valiendose del 

 tornillo^, correspondiente. Una vez repetido esto con todas 

 ellas, es claro que la imagen de las mismas ha de formarse en el 

 mismo piano matematico, y por lo tanto cada observador no 

 tendra necesidad de hacer mas que un enfoque con laprimera 

 que mire, para acomodarle a, su distancia de visi6n distintn, 

 pues todas las demas distan igual de la lente frontal del obje- 

 tivo y daran su imagen a la distancia que precisa para ver con 

 detalle. 



Adaptando al pie del microscopio, despu^s de haberle sepa- 

 rado de la platina grande, la platina corriente T puede uti- 

 lizarse como un modelo ordinario, con movimiento de incli- 

 naci6n. 



