Naturwissenschaftliche Rundschau. 



Wöchentliche Berichte 



über die 



Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften. 



XXIV. Jahrg. 



8. April 1909. 



Nr. 14. 



Karl Scheel und Wilhelm Heuse : 1. Über schein- 

 bare Ab weichungen vom Mario tteschen Ge- 

 setz und deren Einfluß auf die Messung 

 kleiner Drucke. (Verh. d. D. Phys. Cies. 1908, 10, 

 785 — 793.) 2. Über die Messung kleiner 

 Drucke. (Ebenda. 1909, 11. 1 — 15.) 3. Über 

 einen Apparat zur Messung sehr kleiner 

 Drucke. (Zeitschr. f. Instrumentenkunde 1909, 29, 14 

 bis 2o.) 4. Prüfung der Methoden zur Her- 

 stellung hoher Yakua. (Edenda, 1909, 29, 46 

 bis 50.) 



In einer Untersuchung über die Gültigkeit des 

 Mariotteschen Gesetzes bei kleinen Drucken oberhalb 

 2,5 mm gelangten Baly und Eamsay zu dem Resul- 

 tat, daß verdünnte Luft, die in einem Mc Leod- 

 schen Manometer komprimiert wurde, der Bedingung 

 p v = const nicht genügte. Die Abweichungen von 

 diesem Gesetz waren für verschiedene Manometer ver- 

 schieden und um so größer, je weiter die Kompression 

 fortschritt. Baly und Ramsay suchten den Grund 

 für diese scheinbare Abweichung der Luft vom Ma- 

 riotteschen Gesetz, die sie übrigens für Wasserstoff 

 nicht beobachten konnten, in Oberflächeneinflüssen. 



Lord Rayleigh, welcher mit Drucken zwischen 

 0,01 und 1,5 mm und mit Kompressionen vom Ein- 

 fachen auf das Fünffache in weiten Gefäßen arbeitete, 

 fand das Mariottesche Gesetz für Stickstoff, Wasser- 

 stoff und Sauerstoff bis auf 0,001 mm voll bestätigt. 

 Er zieht aus seinen Resultaten den Schluß, daß sie 

 den üblichen Gebrauch des Mc Leodscben Mano- 

 meters für Stickstoff und Wasserstoff und, soweit die 

 sogenannte Bohrsche Anomalie nicht etwa störend 

 einwirke, auch für Sauerstoff rechtfertigen. 



Wenn man , was selbstverständlich erscheint, 

 diesen Schluß Lord Rayleighs auf Luft verallgemei- 

 nert, so ergibt sich eine Abweichung gegenüber den 

 Resultaten von Baly und Bamsay. deren Grund 

 wohl nur darin gesucht werden kann, daß jener die 

 Kompression in weiten Gefäßen, diese in Kapillaren 

 ausführten. Es scheint also das Verhältnis von Ober- 

 fläche zu Volumen des benutzten Gefäßes für das 

 Verhalten von Luft bezüglich des Mariotteschen Ge- 

 setzes maßgebend zu sein. 



Hierüber zu entscheiden ist der Zweck der an 

 erster Stelle genannten Mitteilung. Die Versuche 

 wurden in einem Druckintervall zwischen etwa 0,1 

 und 1 mm angestellt, und zwar wurde mit Hilfe eines 



Rayleighschen Manometers, das noch tausendstel 

 Millimeter mit Sicherheit zu messen gestattet, die 

 Druckzunahme in einem Räume bei Verringerung des 

 Volumens um gemessene Beträge bestimmt. Mit dem 

 Kompressionsapparat war ein mit Glaswolle beschick- 

 bares Gefäß verbunden. Durch die Anwesenheit der 

 Glaswolle wurde das Verhältnis von Oberfläche zu Vo- 

 lumen des 100 cm 3 fassenden und 2,5 cm weiten Ge- 

 fäßes in zwei Versuchsreihen gleich demjenigen in einer 

 Kapillarröhre von 0,5 bzw. 0,25 mm Durchmesser. Die 

 Glaswolle konnte in feuchten Zustand gebracht oder 

 getrocknet werden. Die Beobachtungsergebnisse be- 

 rechtigen zu der Annahme, daß die scheinbaren Ab- 

 weichungen der Luft vom Mariotteschen Gesetz auf 

 der Bildung einer Wasserhaut auf den Oberflächen im 

 Innern der Kompressionsgefäße beruhen, nach deren 

 Entfernung sie verschwinden. 



Dieser Schluß legt die Vermutung nahe, daß die 

 Brauchbarkeit des McLeodschen Vakuummeters in 

 hohem Grade durch die Anwesenheit von Feuchtigkeit 

 bzw. einer Wasserhaut beeinträchtigt wird. Um das 

 zu untersuchen, wurde ein sorgfältig gereinigtes 

 McLeodsches Manometer aus Thüringer Glas an das 

 Konipressionsgefäß angeschlossen. Der Rezipient des- 

 selben faßte etwa 100 cm 3 ; die Kapillare hatte bei 

 einer Länge von etwa 40 cm etwa 0,6 mm Durchmesser. 

 Die Drucke wurden gleichzeitig mit dem McLeod- 

 schen Manometer und dem Rayleighschen Manometer 

 gemessen. 



Die Untersuchungen ergaben, daß das McLeod- 

 sche Manometer sehr wohl zur exakten Messung kleiner 

 Drucke in atmosphärischer Luft zu brauchen ist, nur 

 muß sorgfältig alle Feuchtigkeit aus der Luft und von 

 den Glaswänden entfernt werden, was bereits durch 

 eine halbstündige Verbindung mit Phosphorpentoxyd 

 unter niedrigem Druck bewirkt werden kann. Es 

 genügt aber nicht bei Anwendung schnell wirkender 

 Pumpen die Verbindung mit dem Trockenmittel nur 

 wählend der Zeit des Pumpens. Druckmessungen, 

 welche zehn Minuten nach Inbetriebsetzung einer 

 solchen Pumpe mit dem Mc Leo d sehen Manometer 

 vorgenommen werden, führen notwendigerweise zu 

 falschen Druckwerteu , die um so unrichtiger sind, je 

 höher die Kompression der Luft bei der Messung ge- 

 trieben wird. 



Diese Resultate gelten zunächst nur innerhalb des 

 benutzten Druckintervalls abwärts bis 0,01 inmQueck- 



