Nr. 14. 



l!)()!l. 



Naturwiss enscliaf tliohe Rundschau. 



XXIV. Jahrg. 171 



also flas Mariottesche Gesetz, beurteilt nach der 

 Konstanz von pv, innerhalb des genannten Druck- 

 bereichs, ebenfalls auf 0,5 Proz. als gültig ansehen. 



Bei kleineren Drucken wurden die Versuche zur 

 Bestätigung des Mariotteschen Gesetzes in der Weise 

 ausgeführt, daß mau ein Gasquantum in drei Stufen 

 vom vierfachen auf das einfache Volumen komprimierte 

 und die Druckänderungen mit dem Membranmanometer 

 beobachtete. Unter Annahme der Gültigkeit des 

 Mariottescheu Gesetzes ergeben sich dann vier 

 Gleichungen mit dem Anfangsdruck als alleinige Un- 

 bekannte. Diese Unbekannte ließ sich nach einem 

 Ausgleichungsverfahren für jeden Beobachtungssatz 

 in einer alle Gleichungen gut befriedigenden Weise 

 berechnen. Die Abweichungen der einzelnen pv- Werte 

 von dem jedesmaligen Mittelwert sind nach Einführung 

 des so berechneten Anfangsdruckes nicht größer, als 

 daß sie sich nicht im allgemeinen durch Fehler in 

 der Druckmessung von l 3 „ Interferenzstreifen gleich 

 0,000 01 mm Quecksilber erklären ließen. Es erscheint 

 also zulässig, die Gültigkeit des Mari otteschen Ge- 

 setzes noch beim kleinsten so gemessenen Drucke 

 (etwa 1 / 10 ooo mm ) anzunehmen. 



Nachdem auf diese Weise der Boden bereitet war, 

 um mit dem Membranmanometer sehr kleine Drucke 

 einwandfrei zu messen, schritt man dazu, die Zuver- 

 lässigkeit des Mc Le od sehen Vakuummeters ebenfalls 

 für sehr niedrige Drucke zu prüfen. Hierzu diente 

 einmal das schon oben skizzierte Manometer mit einem 

 Rezipienten von 100 cm 3 und Kapillaren von etwa 

 0,6 mm Durchmesser, außerdem aber noch ein zweites 

 Manometer aus Thüringer Glas, dessen kalibrierter 

 Bezipient etwa 400 cm 3 faßte, und dessen gut zylin- 

 drische Kapillaren einen Durchmesser von etwa 0,5 mm 

 hatten. Das Instrument war ebenso wie das frühere 

 vorbehandelt ; es war vor dem Zuschmelzen der Ka- 

 pillare sorgfältig mit konzentrierter Salpetersäure und 

 destilliertem Wasser gereinigt und befand sich dauernd 

 in Verbindung mit Phosphorpentoxyd. 



Über das Verhalten der beiden Mc Leodschen 

 Manometer bei kleinen Drucken gibt die folgende als 

 Beispiel ausgewählte Vergleichsreihe beider mit dem 

 Membranmanometer und, soweit ausführbar, mit dem 

 Rayleighschen Manometer Auskunft, Alle Zahlen 

 sind in fx = 0,001mm angegeben. Soweit Membran- 

 manometer und B ayleighsches Manometer gleichzeitig 

 abgelesen wurden, berechnete man einen Reduktions- 

 faktor, welcher die Angaben des Membranmano- 



meters aus Interferenzstreifen der gelben Heliumlinie 

 (k= 0,5876) in absolutes Maß verwandelte. Die An- 

 gaben 'der Mc Leodschen Manometer wurden in der 

 üblichen Weise berechnet. Sie waren unabhängig 

 davon, welche Stelle der Kapillare zu den Beobach- 

 tungen benutzt wurde. 



Die Zahlen dieser Tabelle sowie alle sonstigen 

 Beobachtungen der gleichen Art zeigen die völlige 

 Brauchbarkeit des Mc Leodschen Manometers. Die 

 mittleren Abweichungen desselben vom Membran- 

 inanometer betragen bei Drucken zwischen 0,1 und 

 0,01mm etwa 1 Proz., zwischen 0,01 und 0,001mm 

 etwa 3 Proz., entsprechend im Mittel etwa 0,0001 mm; 

 bei Drucken unterhalb 0,001 mm betragen die Ab- 

 weichungen nur wenige hunderttausendstel Millimeter. 

 Die Abweichungen scheinen nicht auf besondere Eigen- 

 tümlichkeiten der atmosphärischen Luft zurückzu- 

 führen zu sein, da sie auch bei einer Messung mit 

 Helium in derselben Größenordnung auftraten. 



Aus diesem Verhalten des Mc Leodschen Mano- 

 meters ergibt sich die Gültigkeit des Mariotteschen 

 Gesetzes auch für erheblich stärkere Kompressionen, 

 als sie bei den Versuchen mit dem Membranmanometer 

 angewendet werden konnten. 



In der an letzter Stelle zitierten Arbeit wurde 

 schließlich das McLeodsche Manometer benutzt, um 

 die Leistungsfähigkeit der hauptsächlichsten Methoden 

 zur Erzeugung höchster Luftverdünnungen zu prüfen. 

 Bei allen Versuchen hatte der zu evakuierende Baum 

 etwa 6 Liter Inhalt, Die Verbindung zwischen Va- 

 kuummeter, Bezipient und der jedesmal benutzten 

 Pumpe bestand aus wenigstens 12 mm weiten Glas- 

 röhren von insgesamt etwa 1,5 m Länge. Vor dem 

 Vakuummeter befand sich ein Glashahn mit etwa 3 mm 

 weiter Bohrung. Für Trocknung des Gases war durch 

 Einschalten von Gefäßen mit Phosphorsäureanhydrid 

 genügend gesorgt. 



Die niedrigsten erreichbaren Drucke waren bei der 

 Töplerpumpe 0,000 025 nun, bei einer Quecksilber- 

 strahlpumpe nach Zehnder etwa 0,001mm, bei der 

 Gaedepumpe ohne Vorpumpe 0,00006, mit Vorpumpe 

 0,000 01 mm, mit Kohle aus Kokosnuß- oder Haselnuß- 

 schale in flüssiger Luft noch unterhalb 0,00001 mm. 

 Die höchsten Wirkungen der Kohle sind indessen nur 

 zu erzielen, wenn man bereits von einem verhältnis- 

 mäßig niedrigen Druck, etwa 0,01 mm ausgeht, weil 

 sonst der Gehalt der atmosphärischen Luft an nicht 

 absorbierbaren Gasen, wie Neon, Helium usw., störend 

 wirkt. 



Was die Zeit des Evakuiereus anbetrifft, so ent- 

 spricht die geförderte Menge bei der Töplerpumpe bis 

 zu ziemlich hohen Verdünnungen dem Verhältnis zwi- 

 schen dem zu evakuierenden Baume und dem Bezi- 

 pienten der Pumpe. Erst gegen Ende der Reihe bleibt 

 die geförderte Menge hinter der berechneten erheblich 

 zurück. Bei größeren Bäumen wird die Benutzung 

 der Töplerpumpe recht unbequem. Günstiger ist in 

 dieser Beziehung eine Quecksilberpumpe nach v. Reden 

 und Rosenthal, welche man als eine doppeltwirkende 

 Töplerpumpe ansprechen kann. Ihre Vorzüge gegen- 



