274 



Naturwiasensoliaftliclie Rundschau. 1897. 



Nr. 22. 



Glasteller, etwa 10cm hinter dessen Centrum, und 

 fallen auf einen unter der Glocke unter 45° auf- 

 gestellten Planparallel- Spiegel, welcher sie endlich 

 in horizontaler Richtung nach vorn auf den Arm 

 der Drehwage wirft. An diesem befindet sich ein 

 Steinheilscher Planparallel-Spiegel von 33 mm 

 Durchmesser und 0,7 mm Dicke , durch welchen die 

 Strahlen zurückgeworfen werden, fast in derselben 

 Richtung, in welcher sie kamen. Durch den 45"- 

 Spiegel werden sie wieder nach unten durch den 

 Glasteller und das Objectiv gesendet und von dem 

 Reflexionsprisma nach vorn geworfen. Dann aber 

 treffen sie nicht den 45''-Spiegel8treifen, sondern 

 gehen gerade an dessen oberer Kante vorbei und 

 fallen auf die zuerst erwähnte Scala. Gerade auf 

 dieser werden sie zu einem Bilde der Indexkreuze 

 vereinigt, so dass man zwischen den Scalenstrichen 

 die vollkommen scharfen Bilder der drei Indexkreuze 

 sieht, deren Stand genau parallel geht mit den Be- 

 wegungen des Wagearmes. Alle erwähnten Spiegel 

 sind in ihren Stellungen justirbar und das Bild der 

 Indexkreuze focussirbar. Bei diesem Vorgang wird 

 das Licht 12 mal reflectirt und an 48 Glasflächen 

 gebrochen und geht in Glas einen Weg von mehr 

 als 20 cm Länge. Dennoch ist das Licht noch voll- 

 ständig hinreichend, um eine sehr gute Ablesung zu 

 ermöglichen. An trüben Tagen wurde jedoch statt 

 des Tageslichtes das Licht einer 2^/2 m entfernten 

 Petroleumlamjie verwendet, wodurch eine noch weit 

 intensivere Beleuchtung erzielt wird. 



Etwa 80 cm höher als der eingemauerte Stein ist 

 eine sehr starke Holzplatte auf drei in die Mauer ein- 

 gegypsten Eisen festgeschraubt. In dieser ist 

 concentrisch zur Drehwage eine Oeffnung von 44 cm 

 Durchmesser ausgesägt, und darauf liegt eine grosse 

 Scheibe aus 6 mm starkem Zinkblech in Gestalt eines 

 breiten Ringes von 52 cm äusserem und 31cm 

 innerem Durchmesser. Dieselbe ist auf FrictionsroUen 

 zwischen Führungen leicht drehbar und am Rande 

 mit einer guten Kreistheilung versehen. An dieser 

 Scheibe hängen nun mittels Ya mm starker Drähte 

 die Massen, welche auf die Drehwage durch 

 Attraction einwirken. Solcher sind zwei Paare vor- 

 handen. Das eine Paar sind Messingkugeln von je 

 etwa 5100 g Gewicht, das andere sind Hohlkugeln 

 aus Eisen, welche, mit Quecksilber gefüllt, je etwa 

 9150 g wiegen. Die Stellung der Massen kann 

 genau justirt und fixirt werden, sowohl in Höhe, als 

 in radialer und circularer Richtung. 



Wird nun diese Zinkscheibe auf das Azimuth = 

 eingestellt, dann stehen die zwei Massen mit den zwei 

 Kugeln der Drehwage in einer geraden Linie. Sie 

 wirken also dann nicht ablenkend ; wohl aber be- 

 wirken sie, dass die Schwingungsdauer verkürzt 

 wird. Wenn aber auf ein anderes Azimuth ein- 

 gestellt wird, dann wirken die Massen ablenkend auf 

 den Arm. Beide Effecte können theoretisch be- 

 rechnet und praktisch beobachtet werden; und so er- 

 geben sich zwei Methoden, welche eine Bestimmung 

 der Gravitationsconstante ermöglichen. 



Zunächst müssen indess die Constanten des 

 Apparates genau ermittelt werden. Dazu dienen 

 eine ganze Reihe von Nebenapparateu. Die Distanz 

 der zwei Massen wird mit einem „optischen Stangen- 

 zirkel" gemessen, d. i. mit zwei Ablese-Mikroskopen, 

 welche mit Filar- Mikrometern versehen sind, und 

 welche durch eine geeignete Vorrichtung fest ver- 

 bunden sind, so dass mit jedem derselben je einer 

 der beiden Drähte genau einvisirt werden kann, 

 welche die Massen tragen. Nachdem dies erreicht 

 ist, wird die Vorrichtung vor einem Präoisions- 

 Meterstab aufgestellt, und daran in bekannter Weise 

 die Distanz der beiden Brennpunkte gemessen. Eine 

 Genauigkeit bis auf Y40U mm ist recht gut erreichbar. 

 Die Distanz beträgt 41,7375 cm -f 0,00123 cm X 

 {P — 17"). In ganz gleicher Weise wird auch die 

 Distanz der beiden Kugeln gemessen; dieselbe ist 

 = 24,6123 cm. — Die Höhe der Massen und der 

 Kugeln wird mit einem Kathetometer gemessen und 

 danach justirt. — Da der Suspensionsdraht nicht 

 genau mit der Axe der Zinkscheibe zusammenfällt, 

 wurden eigene Vorrichtungen hergestellt, um die 

 „Excentricität" zu messen, sowohl in der Richtung 

 des Armes, als auch die „Quer-Excentricität" in der 

 darauf senkrechten Richtung. — Das Gewicht der 

 Massen wurde mit einer starken Hebelwage viel- 

 mal bestimmt, welche bei 10 kg Belastung einen 

 guten Ausschlag für ^/^ g bot. Die Gewichte der 

 Kugeln wurden aber mit Präcisionswagen ermittelt, 

 welche auf V2 rog sicher zu wägen gestatteten. — 

 Das Trägheitsmoment des leeren Armes wurde so- 

 wohl theoretisch durch Rechnung als auch mittels Träg- 

 heitsringen experimentell übereinstimmend = 502,2 

 gefunden. Der belastete Arm hat demnach das 

 Trägheitsmoment = 16994,274. — Hieraus und aus 

 der Schwingungszeit Toi welche im Mittel nahe 

 = 21 min. 32 sec. ist, ergiebt sich die Torsivkraft 

 des Drahtes = 0,4019179 Dynen (am Hebelarm 

 1cm). — Der Winkelwerth der Scala wurde be- 

 stimmt, indem die grosse Zinkplatte, welche fast den 

 ganzen optischen Theil mit dem Objectiv trägt, her- 

 ausgenommen wurde. Ein sehr feiner Theodolit 

 wurde dann quer über dem Objectiv so aufgestellt, 

 dass durch dasselbe die Scala direct ausgemessen 

 werden konnte. Die Theorie der erforderlichen Correc- 

 tionen wurde genau entwickelt, und danach ergaben 

 die zahlreichen Messungen mit grosser üebereinstim- 

 mung 10 pars = 34,6839 Bogenminuten. 



Ausser diesen kamen noch andere Hülfsvor- 

 richtungen zur Verwendung. Gerade unter dem 

 Wagearm ist eine kleine Magnetnadel aufgestellt, 

 welche von aussen abgelenkt werden kann, und dann 

 mittels zweier grosser Gabeln aus haarfeinem 

 Messingdraht den Arm in Schwingungen versetzt. 

 Eine andere weit complicirtere Vorrichtung dient 

 dazu, um dem Suspensionskopf im Vacuum von 

 aussen her höchst feine Drehungen ertheilen zu 

 können, so dass das mittlere Indexkreuz stets genau 

 auf der Mitte der Scala erhalten werden konnte trotz 

 der bekannten „Wanderungen" oder „Detorsionen", 



