V. Untemichungsrnethoden und Beobachtungsmittel. 



Auch in dem Organ der R. Micr. Soc. ( 2S ) wird fur eine einheitliche Be- 

 zeichnung der Oculare nach deren Vergro'Berungsvermogen pladirt. [Leider init 

 Zugriindelegimg englischer MaBe fiir die Tubuslange (10' r und Focaldistauzen.] 



Beck's ( 2a ) Condenser ist fiir eine grofie Mannigfaltigkeit der Beleuchtungs- 

 arten justirt. [Fiir die Praxis des Histologen indessen viel zu complicirt.] 



Die VergroBerung des Offnungswinkels der modernen Objective hat zur Folge, 

 daB bei voller Ausnutzung der Capacitat des Systemes der Winkel der bei der 

 Beleuchtung des Objectes wirkenden Licbtstralilen ein sehr groBer sein kann. 

 Von den iiblichen Condensoren halt Gundlach ( 31 ) den Abbe'schen fiir den wirk- 

 samsten; auch dieserwird indessen, wie Verf. durch Berechnungeu nachznweisen 

 sucht, nur bis zu einer gewissen Gro'Be des Offnungswiukels alien Anforderungen 

 geniigen, da seine Leistungsfahigkeit Hire Grenze findet in dem Querdurchmesser 

 der deni Objecttrager anliegenden Linsenflache einerseits , der das Licht auf- 

 nehmenden andererseits. [Naheres im Original; G.'s Berechnungen basiren auf 

 einer Dicke der Objecttrager von y i2 Zoll ==2,1 mm, wahrend gewohnlich ca. 

 1,2 mm zur Verwendung kommt ; bei dieser aber wiirde der Abbe'sche Condensor 

 eine weit geringere GroBe erreichen mttssen.] Verf. schlagt nun vor, einen Con- 

 densor herzustellen aus einer planconcaven Linse, die aus einer Halbkugel so zu 

 verfertigen ware, daB die convexe Flache plan abgeschliffen, die Schnittflache 

 concav ausgeschliffeu wiirde. Die plane Flache haftet durch Immersionscontact 

 an der unteren Flache des Objecttragers. Die Wirksamkeit des Condeusors ware 

 die, daB durch Totalreflexion an der spharischen Randflache eine gewisse Menge 

 von Lichtstrahlen dem Object zugefiihrt wevden ; noch vollkommener ware es 

 (theoretisch) , das Object auf dem Condensor selbst zu montiren. - Ein weiterer 

 Vorschlag Gundlach's, bei Anwendung schiefen Lichtes die Beleuchtung von zwei 

 Seiten her mit gleicher Inteusitat und gieichem Einfallswinkel der beiden Licht- 

 biindel vorzunehmen (also etwa durch zwei gleich weit von der optischen Achse an- 

 gebrachte Offnungen auf demselben Durchmesser der Blendungsscheibe des Abbe'- 

 schen Condensers) , hat zunachst nur theoretisches Interesse. 



Beziiglich der Auwendung des Woodward'schen Prismas [vergl. Bericht f. 1880. 

 I. p. 16J oder einer mit dem Objecttrager durch Immersionscontact verbundeueu 

 halbkugeligen Linse bei der schiefen Beleuchtung wird nach Smith ( 33 j der letzt- 

 genannten Vorrichtung unbedingt der Vorzug gegeben werden miissen, da sie genau 

 genommen einer Unzahl von Facetten. durch welche normales Licht leicht zu dem 

 gemeinsamen Centrum gelangt, entspricht; auch die complicirteren , u. A. von 

 Smith (How to work with the Microscope, Chicago 1880) empfohlenen Fassungen 

 des Prismas vermogeu hier nie Gleiches zu erreichen. 



von Ermengem ( 30 ) empfiehlt die Untersuchung solcher Objecte, die trocken 

 am Deckglas hafteud untersucht werden konnen - - eingetrocknete Blutkorperchen 

 u. a. - - mittelst der von Hamilton Smith angegebenen Beleuchtungsmethode durch 

 den Vertical Illumiuator uud der VergroBerung der Systeme fiir homogene Im- 

 mersion zu untersnchen [vergl. Bericht fiir 1879. p. 13, ferner Stephenson, 

 J. W., The Vertical Illuminator etc.]. Neuere Verbesserungen der Vorrichtung 

 ermoglichen, dieselbe auch an kleineren Stativen anzubringen. Die Reliefver- 

 hiiltnisse kleiner Objecte, welche hier leuchtend auf dunkelem Grunde erscheinen, 

 sollen hier in glanzender Weise hervortreten, unter Beibehaltung der natiirlichen 

 Farbe der Gegenstande. Es beruht dieser giinstige Effect auf dem groBen Off- 

 nungswinkel der benutzten Systeme , der ermoglicht , daB ein sehr groBer Theil 

 der Lichtstrahlen unter einer den kritischen Winkel tiberschreitenden Neigung 

 das Praparat durchsetzt und an dessen unterer Flache gegen den Tubus reflectirt 

 wird . 



Modification des ^Vertical Illurninator [vergl. Bericht f. IS79. I. p. 13 



