2o V. Untersuchungsmethoden und Beobachtungsmittel. 



d) Objecttisch. Finder. 



20. Bausch and Lomb, Optical Co., Professional Microscope, in: Journ. li. Micr. Soc. (2J 



Vol. 2. p. 660667. s. o. u. Nr. 2. [20] 



21. Bulloch, W. H. , Improvements in Microscopes, in: Americ. Monthl. Micr. Journ. 



Vol. 3. p. 97. [22] 



22. Flesch, M., Einfache Vorrichtung zum Wiederauffinden wichtiger Stellen in urikrosko- 



pischen Praparaten. in: Arch. f. mikrosk. Anatonaie. 20. Bd. p. 502 503. 1 F. [22] 



23. Fritsch, G., Schieck's Microscope with Large Stage, in : Bericht wissensch. Instruinente. 



Berl. Gewerbe - Ausstellung iin Jahre 1879. p. 293. (nach Journ. R. Micr. Soc. (2) 

 Vol.2, p. 673.) [22] 



e) Mikrospektroskop. Polarisationsapparat. 



24. Dippel, L., Abbe's Spectro-Polarisator. in: Bot. Centralbl. 12. Bd. p. 284 2SG. [23] 



25. Rolleti, A., Uber ein Polari-Spektromikroskop mit Bemerkungen uber das Spektrmn- 



Ocular. in: Zeitschr. f. Iiistrurnentenk. 1. Bd. p. 366372. 3 F. (1881.) [23J 



26 The Microspectroscope. in: Americ. Monthl. Micr. Journ. Vol. 3. p. 183 



187. [Kurze Darstellung seiner Verwendung.] 



f) Demonstrations- and Frojections-Mikroskop. 



27. Hartnack's, E. , Demonstrations -Mikroskop. Thanhoffer, das Mikroskop u. s. f. 



1880. nach: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 2. p. 97. IF. [23] 



28. Lutz, E., Microscope Scolaire. in: Journ. de Micrographie. Vol. 6. Nr. 5. p. 233 



235. 1 F. [23] 



29. Schrflder, H., Projection Microscopes, in: Centralbl. f. Opt. und Mechan. III. 1882. 



p. 24. 1517. (nach: Journ. 11. Micr. Soc. (2) Vol. 2. p. 673. 1 F.) [23] 



30. Sidle's, Acme Class Microscope, in: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol.3, p. 251. [23] 



Cox ( 5 ) formulirt die an ein der Praxis entspreckendes Stativ zu stelleudeu 

 Anforderungen, mit specieller Riicksicht auf die engiisch-americanischen Stative. 



Stodder ( 12 ) spricbt nockmals [vergl. Berickt f. 1881. I. p. 19] fur die Ver- 

 wendung grofier Stative, obne irgend Neues vorzubringen. Hitchcock ( 9 i tritt 

 ibtn zu Gunsten der kleinen Stative entgegen, verlangt allerdings mit Recbt, dafi 

 aucb bei diesen der Tubus weit geuug sei, urn das ganze Gesichtsfeld scbwacher 

 Oculare ausnutzen zu konneu. Aucb Arnold (*) ziebt die einfacben coutineutaleu 

 Stative, vor allem die von Zeifi verfertigten, vor. 



Tschirsch's, nacbPringsbeim'sAngaben bergestelltes pbotocbemisches Mi- 

 kroskop ( 13 ) bezweckt, den EinfluB wechselnder Lichtqualitiiteu auf Orgauis- 

 men zu untersucheu. Das Wesentlicbe ist die Art der Beleucbtung : der Spiegel 

 ist sehr grofi (1GU mm Durcbmesser) uud erbalt Licbt durcb eiuen Heliostateu. 

 Unter dem aus zwei planconvexen Linseu bergestellteu Condenser ist eine Vor- 

 richtung zum Eiuscbalteu von farbigen Glasern oder von Farbstofflosungen (in 

 Kammern , die aus 2 auf einen Glasring von 1 mm Ho'he mit gescbliffenen End- 

 flacben durcb Gummiringe aufgeprefiten Spiegelglasplatten besteben) angebracbt 

 (Verfertiger Scbmidt und Haenscb, Berlin) . ZweckmaBige Absorptionslosungen 

 sind: zur Absorption von Rotb und BlauKupferchlorid, von Griin-Violett Kalium- 

 bichromat, Orange-Violett Jod in Jodkalium. 



Bausch and Lomb (-, publiciren mebrere neueModelle von Mikroskop-Stativen, 

 z. Tb. mit eigenartigen Einricbtungen, von welcben die feine Einstellung erwab- 

 nenswertb ist. Eigenartig ist der Praparatenbalter auf dem mit Glaseinlage ver- 

 seheuen Objecttiacb, bestimmt, die Bewegung des Objecttragers, der auf den 

 Halter gelegt wird, durcb Fitbrung auf 6 Punkten statt auf breiter Flacbe rubiger 

 zu macben. - Bulloch ( 4 ) groBes Stativ mit alien Complicationen der neueren 

 engliscben und arnericaimcheu Mikroskope ^winging stage und substage, Rotation 



