A. Untersuchungs- und Conservirungsmethoden 23 



weit gro'Beren als den gewohnlichen Dimensioned besitzen; seitlich angebrachte 

 Fliigel konnen , wenn das Praparat weit zur Seite bewegt wird , urn Stellen des 

 Randes zu betrachten, zur VergroBerung der Unterlage ausgezogen werden. 



Die von Schmidt und Hansch fiir Rollett ( 25 ) verfertigte Vorrichtung, mit deren 

 1 1 life R. sebr giinstige Resultate bei der Untersuclmng quergestreifter Muskeln 

 erzielt bat, ist ausschlieBlich dazu bestimmt, mikroskopische Objecte in mono - 

 chromatischer Beleuchtnng in verscbiedenen Tbeilen des Spectrums zu unter- 

 sucben. Das unter dem Objectiscb angebrachte Spektroskop ist zu combiniren - 

 von den Sammellinsen abgeseben - - mit Polarisator und Gypsplattchen, wovon 

 ersterer zwiscben dem Beleucbtungsspiegel und dem Spalte des eigentlicben Spek- 

 troskopes, letzteres unmittelbar unter dem Object angebracht ist. Nach R. eignet 

 sicb der Apparat namentlicb aucb zur Ermittlung geringer Grade der Doppelbre- 

 chnng organiscber Theile. - Von ihm unterscbeidet sicb der Abbe'sche, von 

 Dippel ( 24 j beschriebene Spektropolarisator bei etwas complicirterer Con- 

 struction durcb die Verwendbarkeit an den gewolmliclien Stativen groBerer Form 

 der ZeiB\schen Officin, durcb die Moglichkeit, niclit nur eine, sondern beliebige 

 Objective als Projectionslinsen zu verwenden, dnrch die Leicbtigkeit der Aus- 

 scbaltung eines oder des anderen Bestandtbeiles, je nacbdem man in gewobnlicbem 

 oder polarisirtem Licbt arbeiten will, endlich durch die Gro'Be des Spectrums und 

 durch die Anordnung der Scala, welche zu directer Ablesung der Wellenlange 

 dient. [Vergl. Original.] 



Hartnack ( 27 ) lafit fiir das Demonstrationsmikroskop die Beleucbtung 

 erfolgen durch Concentration des einfallenden Lichtes mittelst einer Convex- 

 linse in einer unter dem Objecthalter angebrachten Hiilse ; eine Diaphragmen- 

 scbeibe gestattet Regulirung der Beleucbtung. --Das von Llltz ( 2S ) nach Angaben 

 von M. Guillemare angefertigte und von Pelletan sehr geruhmte Instrument soil 

 bei den Zuhorern circuliren; vorher jedoch werden Tubus und Praparat durch 

 Schrauben absolut fixirt. Am Objecttisch findet sich cine Stellschraube zur fei- 

 nen Einstellung; ini iibrigen ist keinerlei Verschiebung mdglich. Das ganze ist 

 an einem HandgrifF befestigt, der zugleich als Untersatz dient, wenn das Instru- 

 ment auBer Gebrauch steht. Die beigegcbenen Linsen gestatten bis ISOfache Ver- 

 groBerung. - - An Sidle's ( 3U ) Acme-Microscop (vergl. Bericht f. 1881. I. p. 19) 

 ist an Stelle des FuBes ein bolzerner Untersatz anzubringen , welcher eine kleine 

 Lampe tragt, durch welche das Instrument als Demonstrations-Mikroskop nntzbar 

 gemacht werden kann. 



Schroder's ( 2y )neues Projectionsmikroskop ist so eingerichtet, daB das Ob- 

 ject, z. B. ein kleines GefaB mit Wasser, lebenden Organismen u. s. f. horizontal 

 steht. Der Lichtkegel, durch eine eingeschaltete Alaunplatte von Warmestrahlen 

 befreit, wird durch ein reflectirendes Prisma von oben her auf das Object gelenkt, 

 von da durcb ein zweites Prisma wieder in horizontaler Richtung dem Objectiv 

 zugefugt. 



III. Handbiicher, Sammelschriften, Neue Journale. 



1. Bonnet, I; Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung thierischer Gewebe. in: Jah- 



resbericht k. Thierarzneischule Miinchen 1879 80. p. 96 146. Leipzig 1881. 



2. - -, Kurze Anleitung zum Praparir en. ibid. 1880 81. p. 120127. 



:'. Chevalier, Arth., L'etudiant micrographe , traite theorique et pratique du Microscope et 

 des Preparations. 3. Edit, augmentee des applications a 1'etude de 1'anatomie , de la 

 botanique et de 1'histologie par Alph. de Brebisson, van Heurck et G. Pou- 

 chet. Paris. 80. XVI. 591 pgg. portr. de 1'aut. etpl.) Frs. 8. 



4. Davis, Geo. E., Practical Microscopy. London. 335 pgg. 357 111. # 3.00. 



