A. Untersuchungs- und Conservirungsraethoden. 27 



iiber dessen Offnung das Messer an beiden Enden durch Schrauben unverschiebbar 

 befestigt ist. Der Schlitten gleitet in einem zweiten Schlitten, welcher so ver- 

 schiebbar ist, dafi sich die Bewegungen beider Schlitten rechtwinklig kreuzen. 

 Durch eine ohne Abbildung nicht zu beschreibende Vorrichtung ist nun erzielt, 

 daB dieBewegung beider Schlitten sich stets so combinirt, daB das Messer im Zuge 

 iiber das Object gefuhrt wird, in einer Weise, die rnoglichst der Art der Fiihrung 

 beim Schneiden mit freier Hand ahnelt. - - Das Windler'sche ( s ) Mikrotom ist eine 

 Modification des Rivet'schen. Es hat als Praparatenhalter die von Fritsch ange- 

 gebenen Kastchen. Das freie Ende des Messers wird durch einen vom Messer- 

 schlitten ausgehenden Metallbogen von oben her fixirt, so daB das andernfalls 

 mogliche Ausweichen des Messers bei Benutzung des vom Griff entfernteren 

 Theiles in Wegfall kommt. - - Groves ( 2 ) sucht das Gefriermikrotom von Wil- 

 liams {vergl. Bericht f. 1881. I. p. 27] durch Verwendung des Atherspray als 

 Kalteerzeuger zu verbessern. Swift and Sons ( 6 ) haben weiterhin die Gefrierkam- 

 mer durch eine Mikrometerschraube beweglich gemacht, unter Beibehaltung der 

 friiheren Messerfiihrung [und so die in dem Referat iiber das ursprungliche In- 

 strument betonten Fehler verbessert], wahrend Groves ( 3 ) in seiner weiteren Ver- 

 besserung die Verstellung des Messertragers fur jeden Schnitt durch Bewegung 

 an 3 Schrauben beibehalt. Die Zerstaubung des Athers findet hier an der unteren 

 Flache der Gefrierplatte in einer von derselben oben gedeckten Kapsel statt, so daB 

 der Benutzer vor den Atherdampfen geschutzt ist. Satterthwaite's ( 5 ) Gefriermikro- 

 tom ist auf Anfertigung sehr groBer Schnitte (Cylinderdurchmesser 1 3 / 8 Zoll = 

 ca. 35mm) berechnet. Hebung des Praparates durch Mikrometerschraube mit 

 sehr unpraktischer Theilung (Betrag der ganzen Drehung t/^ , ernes Theilstriches 

 V^o Zoll !) . Fiihrung des Messers in Rahmen ; Gefriereinrichtung nicht angegeben. 

 wahrscheinlich Abkiihlung des Cylinders durch Kaltemischungen. - Tailors ( 7 j 

 Mikrotom ist im wesentlichen ahnlich dem Schiefferdecker'schen Apparat; ein 

 auBerer Cylinder tragt einen Teller, der der Messerfiihrung dient ; derselbe kann 

 mittelst einer Schraubenbewegung zur Regulirung der Schnittdicke auf und ab 

 bewegt werden ; ein innerer feststehender Hohlcylinder, oben durcli eine Metall- 

 platte geschlossen , tragt das Object. Derselbe wird von einer Kaltemischung 

 durchstro'mt ; durch schnelleres oder langsameres ZuflieBen der letzteren (durch 

 Anwendung eines Quetschhalmes) kann die Temperatur regulirt werden. 

 Marsh ( 4 ) empfiehlt ein auf beiden Flachen hohlgeschliffenes Messer mit festem 

 Griff zum Schneiden auf dem Teller des Cylindermikrotomes. 



Bausch and Lomb's ( !l ) Loupentrager hat einen breiten FuB aus einer groBen 

 dicken Glasplatte, die zugleich als Unterlage fur das Praparat dient, um so schnell 

 zwischen heller und dunkler Unterlage wechseln zu konnen. Bausch's ( 10 ) Pra- 

 parirmikroskop ist ein Loupentrager, welcher unter Benutzung der gewohn- 

 lichen Einschlagloupe durch beweglichen Spiegel, beweglichen Glastisch, und einer 

 unter den letzteren zum Arbeiten auf dunklem Grand einzuschiebcnden Platte fur 

 Praparationszwecke verwendbar ist. -- Beck's (") Praparirmikroskop ist so einge- 

 richtet, daB die Loupe ohne weiteres durch den Tubus eines zusammengesetzten 

 Mikroskopes mit "Society screws ersetzt werden kann ; daB ferner der an einem 

 doppelgelenkigen Arm befestigte Beleuchtungsspiegel bei Bearbeitung opaker 

 Gegenstande ohne weiteres so verstellt werden kann, daB er der Beleuchtung von 

 oben her dient. - - Hampden's ( 12 ) Praparirmikroskop besteht aus einem einfachen 

 Stativ, das an verstellbaren Armen Spiegel, Objecttisch und eine Loupe zum Ein- 

 schlagen tragt, und anscheinend sehr compendios in Etui zu verpacken ist. Ver- 

 fertiger Beck in London. Teasdale's ( 13 ) Field Naturalists Microscope scheint 

 nach den Abbildungen ein mit Beleuchtungslinse und einem Halter fur kleine 

 Objecte ausgestattetes Praparirmikroskop zu sein. Wachter's ( 14 ) Praparir- 



