30 V. Untersuchungsmethoden und Beobachtungsmittel. 



schwankend natitrlich je nach der Verwendung von Sammellinsen wie auch der 

 Transparenz und Farbung des Objectes. 



Thomas'( 31 ) eiufache und leicht herzustellende Zelle zum Beobachten lebender 

 Objecte bildet ein auf einen Gummiring , aus welchem zur Zuleitung von 

 Wasser ein Sector ausgeschnitten ist, aufgelegtes Deckglas , welches durch eine 

 zweite fiber deni Deckglas niit einem run den Ausschnitt versehene Platte von 

 dickem Glas (die etwas kiirzer sein sollte als der Objecttrager) auf den Gummi- 

 ring angepreBt wird. Gunimibander halten Objectplatte und Druckplatte zu- 

 sammen. White's ( 33 ) Zelle besteht aus einem Objecttrager, auf welchem Deckglas- 

 streifen so aufgekittet sind, dafl offene Stellen bleiben , durch welche Wollfaden 

 auf dem Wege der capillaren Attraction Zu- und Abfuhr des Wassers vermitteln. 

 [s. Original.] - - Statt complicirter feuchter Kammern u. s. f. ermoglicht ( 34 ) 

 eine langere Zeit fortgesetzte Beobachtung lebender Organismen (Rotiferen, 

 Cyclops, Daphnia) der EinschluB derselben in eine luftdichte Zelle, welche durch 

 Auflegen des Deckglases auf einen Paraffinring und Anschmelzen desselben mit 

 einem heiBen Drath hergestellt wird, und in welche ein wenig von einer Wasser- 

 pflanze (Auacharis oder Nitella oder eine schnell wachsende Alge) mit einge- 

 schlossen ist. Ebenso kann die Protoplasmabewegung in Pflanzenzellen langere 

 Zeit hindurch beobachtet werden. Shurley's ( 2S ) Gaskammer ist in erster Linie 

 zur Untersuchung durch dieselbe gepreBter Luft auf Pilzkeime u. s. f. gewid- 

 met, kann aber auch anderen biologischen Zwecken dienen. Der Hauptvortheil 

 soil darin bestehen, daB auch die starksten Objective noch Anwendung finden 

 konnen. [s. Original.] - - Eine von Schmidt und Haensch nach Pringsheim's An- 

 gaben verfertigte Gaskammer besteht nach Tschirch ( 32 ) aus e^nem Metallrahmeu 

 mit starkem Glasboden ; auf den ersteren wird als Deckel eine Metallplatte mit Schrau- 

 ben aufgepreBt, in deren Mitte eine Offnung ausgeschnitten ist, welche ein Deck- 

 glas verschliefit ; dasObjectbefindet sichin einem an der Unterflache des Deckglases 

 hangenden Fliissigkeitstropfen ; den Boden der Karnmer deckt eine dtlnne Wasser- 

 schicht, umBeschlagen zu vermeiden. Das Gas wird durch in den Rahmen einge- 

 lassene Rohren zu- und abgefiihrt. Zur Abkiihlung kann man die Kammer mit 

 Eis fiillen und bedecken ; damit die Abkiihlung dem Object moglichst zu Gute 

 kommt, ist ein Platmring, welchen 4 Arme mit dem umgebenden Eis verbinden, 

 zu schuellerer Warmeleitung auf dem Deckel angebracht. - - Julien > ( 27 ) Vorrich- 

 tungen zur E r w a r m u n g mikroskopischer Praparate besteht wesentlich aus kleineu 

 Wasserbadern, in welche das ganze Praparat eingetaucht wird, und ist in erster 

 Linie fur mineralogische Zwecke bestimrnt. --Symon's ( 30 ) heizbarer Object- 

 tisch besteht aus einer mit Wasser gefullten Metallkapsel , in deren Wand, ent- 

 spreohend der Beleuchtungsoffnung im Objecttisch, ditnne (Deck-)Glasplattchen 

 eingeftigt sind. Auf das obere derselbeu wird das zu untersuchende Object direct 

 aufgelegt, so dafi die Erwarmung eine moglichst directe ist. Eine spiralig ge- 

 wundene Rohre wird in die Kapsel der Art eingelegt, dafi seitliche, dem Zu- 

 uud AbfluB dienende Verlangerungen des Rohres aus der Wand der Kapsel her- 

 vorragen. Ein weiterer Ansatz dient der Einfiigung des Thermometers. Zur Hei- 

 zung dient ein Strom von Wasserdampf , oder besser von heifiem Wasser. Um 

 schnelle Temperaturwechsel bewirken zu kounen , ist das ZufluBrohr in zwei 

 Scheukel getheilt, deren jeder einen Halm tragt ; man kann durch Umstellen der 

 Hahne sehr schnell heifies oder kaltes Wasser, eventuell Kaltemischungen auf 

 einander folgen lassen. - - Fur Beobachtungen unter dem Einflusse elektrischer 

 Strome befestigt Strobelt ( 2!) ) zwei Stanniolstreifen von etwa 20 mm Breite, 35 

 mm Lange auf beiden Enden eines englischen (26 mm breiten) Objecttragers 

 so, dafi die langeren Seiten des Streifens genau den kurzen Seiten des Object- 

 tragers anliegen ; die Befestigimg geschieht einfach durch Umklappen der tiber- 



