A. Untersuchungs- und Conservirungsmethoden. 31 



stehenden Theile der Stanniolstreifen auf die mitere Flache des Objecttragers. 

 Die Zuleitung des diesen Stanniolblattchen mitgetheilten elektrischen Stromes 

 zu dem Objecte vermitteln nnter die ersteren eingeschobene Stanniolblatt- 

 chen, die beliebig vorgesckoben werden konnen, wahrend ihre zugespitzten 

 freien Enden nacli der Mitte des Objecttragers gerichtet wird. Der Objecttrager 

 liegt auf einer zweiten Glasplatte. imd zwar auf 2 dieser aufgekitteten, mit den 

 zuleitenden Drathen verbundeuen Stanniolplattchen ; der Contact mit diesen 1st 

 durch die umgeklappten Endstucke der zuerst beschriebenen Plattchen errnoglicht. 

 Man kann so den die Elektroden bildendeu Plattclien beliebige Form und beliebigeu 

 Abstand noch wahrend der Unt-ersuchung geben und, da nur die den Objecttrager 

 tragende Platte mit der Batterie zusammeuhangt und man das tibrige leicht an 

 jedem Objecttrager anbringen kann, sowohl jedes Praparat schnell ftir die electri- 

 sche Untersuchung vorbereiten, als auch es nacliher fiir dauernde Aufbewahrung 

 einrichten. 



Woodward ( 12 ) tritt fiir die - - auf dem Continent langst practisch vollzogene - 

 Einigung auf das metrische System in der Mikrometrie mit Zugrundelegung 

 des Viooo mm a ^ s Einlieit ein. - - Albertotti 35 bat durch Einschaltung einer 

 dem Helmholtz'schen Ophthalmometer entsprechendeu Vorrichtung in das Mikro- 

 skop zwischen Ocular und Objectiv ein Verfahren ermittelt, wonach die Gro'Be 

 kleiuer Objecte nicht mehr durch directe Messung mittelst eines Ocular-Mikro- 

 meters, sondern durch Berechnung aus der GroBe des Winkels bestimmt wird, um 

 welchen die Flatten des Ophthalmometers dann gegeueinander geneigt sind, wenn 

 die einander zugekehrten Rander der beiden bei geneigter Stellung der Flatten 

 entstehenden Bilder eben zusammenfallen , wenn also die beiden Bilder ein Ge- 

 sammtbild darstellen, welches in der Richtung der Verschiebung genau doppelt so 

 breit ersclieint, als das ursprttngliche. Da die Messung mittelst einer Mikrometer- 

 scala stets von der Erkennbarkeit der Abstaude der Theilstriche abhangt, so wird 

 sie in ihrer Genauigkeit eine gewisse Grenze finden ; die Winkelmessung wird fiir 

 beliebig kleine ObjectgroBen ausgefiihrt werden konnen ; es fallen die Fehler 

 auBerdem noch weg, welche bei der Anweudimg des Ocularmikrometers uuver- 

 meidlich sind, wenn das reelle Bild des Objectes nicht genau in die Ebene der 

 Scala fallt. Selbstverstandlich wird man, statt fiir jedenFall eine neue Berechnung 

 vorzunehmen, eine Tabelle der jeder Winkelgro'Be bei bestimmter VergroBerung 

 entsprechenden Werthe bereithalten, die allerdings fiir jedes Auge besonders zu 

 normiren 1st, falls man nicht mit der Brille arbeiten will oder kann. - - Nach Cox 

 ; :is ) hat eine vergleichende Priifung einer Mikrometerplatte von Prof. Roger und 

 zweier von (nicht geuannten) contiuentalen Verfertigern ergeben, daB nur die Ro- 

 ger'sche Patte absolut frei von iunerhalb der Grenzen der Priifungsniethoden wahr- 

 nehmbaren Ungleichheiten war. Auch eine austiihrliche Priifung der Roger'scheu 

 Mikrometertheilimgen durch Bazley ( 36 ) kommt zu eineni nicht minder giinstigen 

 Resultate. Prazmowski's ( 41 ) Micrometer-Microscope lafit eine Reihe von 

 durch Scalen controlirbaren Verstellungen, u. a. Verschiebung des Tubus aus der 

 optischen Achse(!) zu. Das wesentlich Neue an der abgeauderten Einrichtung von 

 Hayem und Nachet ( 40 ) zum Zahlen von Blutzellen u. s. f. besteht darin, daB 

 die Quadrirung nicht in die Objectplatte gravirt ist, vielmehr als Spiegelbild einer 

 in einer Coiidensorhiilse enthaltenen Theiluug durch ein Linsensystem auf den 

 Objecttrager projicirt ist. 



Bausch and Lomb's ( 43 ) Drehtisch hat eine anscheinend practische Beigabe 

 in einer durch ein Charnier verstellbaren Unterlage fiir die den Pinsel fiihrende 

 Hand. Die centrirte Einstellung des Objecttragers erfolgt durch automatisch wir- 

 kende federnde Klammeru , die durch Drehen einer Schraubc von eiuander ent- 

 ferut werden. 



