-jg V. Untersuchungsmethoden und Beobachtungsmittel. 



Strahlen zur Geltung ; der Optiker kann daber, wo nur die Linienprobe in Betracht 

 kommt, die Correction des Systemes fur die centralen Strahlen vernachlassigen. 



Gundlach ( !) ? 10 ) beschreibt eine Vorricbtung zur Bestimmung des Offnungs- 

 winkels bei Systemen nait groBer Offnung (nicbt kleiner als 96 in Crown-Glas) . 



Cox und v. Dyk ( 15 , 19 ) geben theoretische Betracbtungen tiber die Bedeutung 

 des Offnungswinkels. 



Hitchcock ( 23 ) erlautert kurz den Begriff der numeriscben Offuung (a) 

 resp. den von Abbe entwickelten Ausdruck fur das Sainmelverinogen der Objective 

 (a = n sin. w, wobei n der Brecbungsindex des zwiscben Praparat und Ob- 

 jectiv befindlichen Mediums - Luft, Wasser, 01 u. s. f. , w der balbe Off- 

 nungswinkel ist, vgl. Bericbt f. 1881. I. p. 13). Als bocbsten bis jetzt erreichten 

 Betrag der numeriscben Offnung gibt Verf. fur Systeme von Powell and Lealand 

 an: bei Yi2 Zoll 01-Immersion a = 1.43, bei y s " Wasser - Immersion a = 1.32. 



Harkness ( 21 ) berechnet eine Formel fur die Zabl der Linsen, welcbe zur Er- 

 langung genau achromatiscber Objective notbig ist . Er formulirt ferner 

 einige Satze iiber die Voraussetzungen, welcbe bei der chromatiscben Correction 

 maBgebend sein miissen. 



Gundlach ( 20 ) bat neue Linsen in verscbiedenen Starken construirt, welcbe 

 genau kugelig sind, so zwar, daB eine boble Flintglaskugel/aus zwei Halften be- 

 stebend, eine Crownglaskugel einscblieBt. Vollkommene Correction, und denkbar 

 gro'Btes Gesichtsfeld sollen bier erreicht sein. 



Deby ( 17 ) scblagt vor, die Correctionsfassung starker Objective so zu modi- 

 ficiren, daB mittelst einer Scbraube obne Ende, deren Handgriff seitwarts an der 

 Fassung des Objectives vorstebt, die Einstellung vorgenommen wird. 



Blackham ( 14 ) tritt fur Beibebaltung der Correctionsfassung an Systemen fur 

 bomogene Immersion ein, weil diese Art der Correction bequemer sei, als die 

 der Veranderung des Tubuslange nach Abbe, und irgend welcbe Correction nicbt 

 entbebrt werden konne. 



Dippel ( v 18 ) spricbt sich in Ubereinstimmung mit Abbe dabin aus, dafi fur den 

 eigentlicb wissenschaftlicben Gebraucb des Mikroskopes zur Erforscbung unbe- 

 kannter Objecte und Structureiuzelbeiten der von Verwendung der Corrections- 

 fassung zu erwartende Gewinn nicbt nur so gut wie vo'llig illusoriscb ist, sondern 

 daB dieselbe vielmehr mancbeiiei scbwer ins Gewicht fallende Nachtbeile mit 

 sicb fiihrtu. Verf. bait die feste Fassung der Linsen fur homogene Immersion fur 

 die allein zulassige, iibereinstimmend mit den Grundsatzen, die bei der Anfertigung 

 der ersten derartigen Systeme beobacbtet wurden (vgl. Bericht f. 1879. p. 15). 

 Im Ubrigen muB auf das Original verwiesen werden. 



van Heurck ( 22 ) stellt folgende Postulate ftir die Braucbbarkeit von Immersions- 

 flitssigkeiten bei Objectiven fiir bomogene Immersion auf: I) Ausreicbender 

 Brecbungs-Index, namlicb 1.510, entsprecbend jenem des Crown-Glases der Front- 

 linse (1.510 -1.520 fur die Linie F des Spectrum). 2) Ein dem des Crown- 

 Glases moglicbst gleicbes Dispersions- Vermogen (etwa 0.0060 zwiscben D u. F). 

 3) Die Flussigkeit darf nicbt zu diinnfliissig. sein. 4) Sie darf den EinscbluBlack 

 nicbt angreifen. [Bei Verwenduug von Cbromatleim - vergl. Bericbt f. 1879. 

 I. p. 41 - - nebensacblicb Eef.] Y er ^- ^ at s ^ c ^ wesentlicb um neue Fliissigkeiten 

 aus dem Gebiet der atberiscben Ole und der Auflosungen von Harzen in ibnen 

 bemiibt, nacbdem seine Bestrebungen, geeignete Losungen von Mineralsubstanzen 

 zu finden, frucbtlos waren. [Beziiglicb der bisber verwendeteu Fliissigkeiten, 

 welche Verf. zusammenstellt, kann auf die friiberen Jabrgange dieses Bericbtes 

 verwiesen werden. Ref.] Dem Cedernbolz-01 (Brecbungs-Index 1.505 1.507) 

 uud Copaiva-01 ist Copaivabalsam (1.509) vorzuzieben, der dickfliissiger ist. 

 Eine Flussigkeit von 1.510 Brecbnngs-Iudex. 0.0677 Dispersions-Vermogen kann 



