A. -Untersuchungs- und Coiiservirungsniethoden. 15 



In eiuer Kritik dieser Fliissigkeit betont Abbe, daB selbst die coucentrirteste 

 Losung noch urn etwas gegen das Cedernholzol zuriicksteht, da ihr Brechungs- 

 index ihochsteus 1.510) nie den des Crown Glas (1.520) erreicht. 



15. Gundlach, E., Working Distance and its Relations to Focal Length and Aperture. 



Versuch, eine Beziehung zwisclien der Breunweite eines Objectivs, dessen Off- 

 nungswinkel uud dessen Abstand vom zu imtersuchenden Objecte zu findeu. Letz- 

 terer Abstand ist auBer von der Breunweite voin Offnungswinkel abhangig, ferner 

 von der Zahl der hnObjectiv enthaltenen Liusen, deren Krtinimungen und Dicke. 

 Einen Zablenansdruck fur die Arbeits-Distanz bildet das Verhaltnis dieses durch 

 Messung bestiinmteu Abstandes zu deui theoretisch hochsten MaCe desselbeu (im 

 hochsteu Falle der Brennweite; vgl. das Original). Bei gleicber Breuuweite und 

 gleicher GroBe jeues Zalilenausdruckes wircl das System mit groBtem Offnungs- 

 winkel den geriugsten Arbeits- Abstand aufweisen. (Es ware sehr wiinscheus- 

 werth. wenu diese Arbeits-Dislanz in den Preisverzeiclmissen der Mikroskop- 

 Verfertiger rnitgetheilt wiirde. Ref.) 



16. Heurck, Henry van, Note sur les Objectifs a immersion hoinogene. Formules de nou- 



veaux liquides propres a cette immersion, in: Soc. Beige de Microsc. Proc. verb. 

 25. Nov. p. XXII XXXI (Ref. nicht zuganglich). 



17. Shadbolt , G. , The Apertures of Microscope Objectives, in : Journ. of the R. Microsc. 



Soc. (2.) Vol.1, p. 154169. 



Theoretische Einwande gegen die iiblichen Bezeicliuuugeu wie aucb. die prak- 

 tische Werthschatzung des Offnungswinkels der Objective , die in langerer an- 

 schlieBeuder Discussion uanientlicli von Crisp und Mayall bekarnpft werdeu. 



18. An Ideal Series of Objectives for Microscopical Work, in: The Auieric. Monthl. Mi- 



crosc. Journ. Vol. II. p, 50. 



Auf Grund theoretischer Erwaguugeu wird folgende Combination von Objec- 

 tiven bezeichnet , die mit entsprechendeu Oculareu alien Anforderungen geniigen 

 nriiBte, volleudet gute Ausfiibrung vorausgesetzt : 1) Eiu Trockensystem von 

 40 Offnungswinkel, 40facher VergroBerung mit scliwachem Ocular speciell 

 zum Gebraucb rnit dern binoculareu Mikroskop. 2) Eiu Trockeusystern von 160 

 Offnungswinkel, Ys" Linsen-Abstand, I20facber VergroBerung. 3) Ein System 

 fiir homogene Immersion von 120 (Balsam) Oeffnungswinkel , SOOfacber Ver- 

 groBerung. (Die Praxis wird mindesteus nocb ein scbwac-beres System, auch wobl 

 eine starkere Trockenlinse kauin entbehreu kouneu. Ref.) 



19. Homogeneous Immersion Objective with extra Front Lenses, in: Journ. of the R. 



Microsc. Soc. (2.) Vol. I. p. 301 302. 



Powell uud Leal and haben in weiterer Ausfiibrung des Princips der liorno- 

 geuen Immersion ein System verfertigt, bei welcbern ohne Anderung der Ver- 

 groBerung durch Wechsel der Froutliusen eiue Anderung der Arbeitsdistanz uud 

 der Offuung erzielt wird. Die Froutlinseu sind Abscbuitte von Kugelu, uud zwar 

 ist eine etwas gro'Ber als eiue Halbkugel, eiue genau eine Halbkugel, eine etwas 

 kleiner. bei gleicbern Krummungsradius ; bei der letztgeuaunten Linse ist die Ar- 

 beitsdistanz --i.e. Abstand zwischen Froutlinse und Object - - am gro'Bten, die 

 Offuuug am klemsten. (Vgl. Zool. Jahresber. f. 1880. p. 14. Nr. 22). 



20. Oil Immersion Objectives with Correction Adjustment, in: Journ. of the R. Microsc. 



Soc. (2.) Vol. 1. p. 519520. 



Wahreud die Systeme fiir homogeue Immersion von Zeiss (Abbe) , Seibert und 

 Gundlach (auch Leitz. Ref.) in fester Fassung moutirt sind, habeu Tolles (Boston, 

 Mass.). Spencer, Powell uud Lealand Corrections-Vorricbtungen beibehalten. Fiir 

 gewisse Zwecke soil dieselbe wiinschenswerth seiu, uanieutlich um eiue gute Defi- 

 nition zu erhalteu , wo das Object nicht fest am Deckglas haftet, ferner um Un- 



