18 V. Untersuchungsmethoden und Beobachtungsrnittel. 



33. Woodward, A. L., Achromatic Illumination for Low Powers, in: The Auieric. Monthl. 



Microscop. Journ. Vol. II. p. 210. 



Eiii im Substage angebrachtes Kelluer'sclies Ocular C wird vou W. als Con- 

 denser verwendet. 



II. Neue Mikroskope, einschliesslich Nebenapparate. 



a) Stative. 



1. Bausch and Lomb Optical Company's "Professional" and Investigator Microscopes, in: 



Journ. of the R. Microsc. Soc. (2.) Vol. I. p. 110112. 



Benierkenswerth 1st an dem erstgenannten Stativ die Vorrichtung znr feinen 

 Eiustellung. Die den Tubus tragende Stauge hangt an 2 starkeu Federu , die 

 in horizontaler Lage iibereinander in der Tubus-Saule angebracht sind. Die Mi- 

 krometerschraube wirkt auf dieTubusfuhrung vou obeu. Ahnlich wie beiSeibert's 

 Parallelogrammfuhrung tritt eine geringe Verschiebung des Tubus aus der Axe 

 ein. Jedenfalls fallt bier jede Reibung weg. Naheres ini Original. - - Bei beideu 

 Stativen 1st der Substage beweglicb uni eine das Object schneidende Axe , kann 

 ferner der Spiegel so gestellt werden, daft er zurBeleuchtimg vou oben bei opakeu 

 Objecten dient. - - Beziigiich des Investigator-Microscope vgi. u. Adaption of the 

 Society Screw to Draw Tubes (c. Tubus des Mikroskopes 32). 



2. Becks Ideal Microscope Stand, in: The Americ. Monthl. Microsc. Journ. Vol. II. 



p. 144146. 



Nach der Bescbreibung sebr sorgfaltig construirtes Stativ ohne weseutlicbe 

 Neuerung. 



3. Crossley's Microscope with special Arrangement for Illuminating the Swinging Substage. 



in: Journ. of the II. Microsc. Soc. (2.j Vol. I. p. 653 655. 



Complicate, ohne Abbildung nicht wiederzugebende Einrichtuug zur Beleuch- 

 tuug- nnter schiefem Licht bei Stativen mit Swinging Substage c; wohl kaum 

 ziim practischen histologischen Arbeiteu nothig. 



4. Crouch's Histological Microscope, in: Jourii. of the R. Microsc. Soc. (2.j Vol.1. 



p. 114. 



Billiges Studenteu-Mikroskop ; die feiue Einstelluug wie bei jenem vou Bausch 

 and Louib. (vergl. o. 1). 



5. Gundlach, E., New Fine Adjustment, in: Journ. of the R. Microsc. Soc. (2.) Vol. I. 



p. 519. 



Das Bediirfnis nach einer feineren als der gewohnlicheu Einstellung durcb ein- 

 fache Mikrometerschraube wird erfiillt dnrch eiue Vorrichtung , bei welcher zwei 

 Schraubeu so zusammeuwirkeu, dafi die erzeugte Beweguug gleich ist der Differeuz 

 in deu Ziigen der beiden , verschiedeu geschuitteneu Gewiude. Bei niittleren 

 Vergrofierungen wird nur die grobere dieser beiden Schrauben verwendet, welche 

 raschere Beweguug bewirkt als die gewohnliche Mikrometerschraube. 



6. Jauberts Microscope, in: Journ. of the R. Microsc. Soc. (2.) Vol. I. p. 514515. 



Originelles . aber fiir zoohistologische Zwecke kaum zweckmaBiges Stativ , mit 

 Vorrichtung zur Schiefstelluug des Tubus iiach 2 Ebeuen. ferner rund um die op- 

 tische Axe in einer Fuhrung am Raude des Objecttisches beweglichem Spiegel. 

 Die feine Einstellung bewirkt eine Schraube am Ansatze des Objectivs an den 

 Tubus. 



7. Lacaze-Duthier's Aquarium Microscope und Ross Tank Microscope, in: Journ. of the R. 



Microsc. Soc. (2.) Vol. I. p. 932-9J4. 

 Zwei Instrumente zur Beobachtung lebender Organismen in Aquarien ; beide zu 



