A. Untersuchungs- und Conservirungsinethoden. ] 9 



Beweguugennach verscbiedenen RicLtungen eingerichtet. das von Lacaze cou- 

 struirte mit hovizontalem Tubus anscheiueud einfacher und leichter zugebrauchen, 

 das von Ross allerdiugs freier bewegiich uud fur jede Stellung geeignet. 



8. Parkes' Child's Portable Compound Microscope, in : Journ. of the R. Microsc. Soc. 



(2.) Vol. I. p. 655. 

 Billiges Demonstrations-Mikroskop . 



9. Sidle and Co. , The New Acme Lithological Stand, in : The Americ. Monthl. Microsc. 



Journ. Vol. II. p. 71. 

 Speciell zu mineralogischen Zwecken imd Polarisations-Uutersuchungen. 



10. Sidle's No. 4 Acme Microscope, in: Journ. of the R. Microsc. Soc. (2.) Vol. I. p. G57. 



Relativ einfaches Stativ nrit urn eine das Object schneidende Axe rotireudein 

 Spiegel. 



11. Stodder, Ch., About Stands, in: The Americ. Monthl. Microsc. Journ. Vol. II. p. 2 12. 



St. tritt fiir die groflen Stative ein, ohne indessen wesentlich Neues beizubringen. 



12. Swift's Students Microscope. (Wale's Model), in: Journ. of the R. Microsc. Soc. (2.) 



Vol. I. p. 296298. 



Originell imd augeblich in ihrer Wirkung vorziiglich ist die Einrichtimg der 

 feinen Einstellung. Dieselbe geschiebt mittelst eines vor der Triebschraube, seit- 

 lich an der Tubussaule augebrachten Schraubengriffes , der urn eiue horizontaie 

 Axe rotirt; diese Schraube wirkt bei der besseren Form auf einen zur schiefen 

 Ebene abgeschliffeueu Messingstab, auf welchem die in der Verticalrichtuug ver- 

 schiebbare Platte mittelst rotirender Kopfchen ruht ; seitliche Verschiebuug der 

 schiefen Ebene wird bier zur Verticalbewegung umgewandelt ; letztere aber be- 

 wegt nur das Objectiv, welcbes an einem frei unter dem Tubus gleitendeii Ring 

 angebracht ist; Geuaueres ist im Original einzuseben. 



13. Verick's Skin Microscope, in: Journ. of the R. Microsc. Soc. (2.) Vol. I. p. 516. 



Nur zu specieller Untersuclmng der Haut berecbuet , kaum fiir bistologische 

 Zwecke verwendbar. 



14. Watson's Microscope Stand, in : Journ. of the Microsc. Soc. Ser. II. Vol. I. p. 516 51S. 



AuBer dem unter d ( 49 ) zu erwahnenden Objecttisch ist eigenartig an diesem 

 Stativ die Vorricbtung zur Schiefstellung des Tubus. die so erfolgt dafi die Axe 

 der Bewegung mit der Lage des Objectes zusammenfallt ; bierdurcb sollen leicbt 

 giinstige Wirkungen der schiefen Beleucbtung erzielt werden. (Wie ungleicbe 

 Dicke der Objecttrager ausgeglicheu wird, ist nicht erwabnt. Die ganze Einrich- 

 tuug scheint, so weit aus der Abbildung erkenntlich, absolut imbrauchbar fiir 

 praktische histologische Zwecke; ist doch u. a. die Tubussaule, abweichend von 

 alien auderen Constrnctiouen, so gestellt. daB sie sich der Hand des Beobachters 

 im Wege befindet (links, nicht hinteu vom Objecttisch) uud die Verschiebung des 

 Praparates stort. So hoch die Ausbilduug des mechanischeu Apparates bier er- 

 scbeiut - - nicbt weniger als 4 Gradtheilungen controliren Stelluug des Spiegels, 

 des "swinging substage des Objecttisches und der Focaldistanz (an der Schraube 

 fiir feine Einstellung) so diirfteu solcbe Extreme der Verfeinerung kaum melir 

 Verbesserungen sein. Ref.) 



15. About Microscope Stand, in: The Americ. Monthl. Microsc. Journ. Vol. II. p. 174. 



Bemerkenswerth iusofern , als hier unbediugt fiir kleine Stative, wie sie in 

 Deutschland fast ausschlieBlich iiblich sind, eingetreten wird ; dagegen will der 

 Autor den Hiilfstisch fiir Condensor u. s. f. (Substage) beibehalten wissen. 



16. Diagonal Rack- Work and Spiral Pinion, in: Journ. of the R. Microsc. Soc. (2.) 



Vol. I. p. 518519. 



Statt der gewohulichen Triebeinrichtung greift ein Zabnrad mit schief stehen- 



2* 



