22 V. Untersuchungsmetnoclen und Beobachtungsmittel. 



Americanische Mikroskope - - u. a. auch das oben erwahnte Investigator Mi- 

 croscope von Bausch and Lomb - - werden neuerdings so eingerichtet, daB das 

 nntere Ende der AuszugrOhre ein Gewinde tragt, an welchem ganz schwache Sy- 

 steme befestigt werden konnen, die mittelst der Auszug-Verschiebung eingestellt 

 werden konnen, ohne daB der Haupttubus iiber die gewohnliche Hohe verscho- 

 ben wird. Ferner konnen bildumdrehende Combinatiouen mit Hiilfe dieser Vor- 

 richtung eingefiigt werden. 



d) Objecttisch. Blendungen. Substage and Condensor. 



33. Anthony, J., Sliding Stage Diaphragms, in: Journ. of the R. Microsc. Soc. (2.) Vol.1. 



p. 520--523. 



A. verwendet als Elendung iiber dem Condensor Papierblattchen , in welche 

 eine Auzahl gleich groBer Offnuugen in einer diagonalen Reihe gesehuitten siud ; 

 dieselben werden unter den Objecttrager auf den Objecttisch gelegt und dnrch 

 Verschieben so gestellt, daB die zu uutersuchende Stelle in das Centrum einer der 

 Offnungen fallt. (Fur continent-ale Mikroskope iiberfliissig und unpraktiscb.) 



34. Bausch and Lomb Optical Company's Slide-holder, in: Journ. of the R. Microsc. Soc. 



2., Vol. I. p. 12 J. 



Eiu beweglicber Objecttisch, desseu fester Theil eine starke Glastafel, dessen 

 beweglicher Theil eine Neusilberplatte ist. Eine genaue Beschreibung ist nicht 

 gegeben. 



35. Beck's Glass Friction-stage. in: Journ. of the R. Microsc. Soc. (2.) Vol. I. p. 943 



-944. 



Einfache Vorrichtung fiir billigere Mikroskope, um bei Schiefstellung den Ob- 

 jecttrager frei bewegeu zu konnen - Ohiie Abbildung nicht zu referiren. 



36. Bousfield, ..., Rotating Diaphragm-plate, in: Journ. of the R. Microsc. Soc. (1.) 



Vol. I. p. 523. (aus Engl. Mech. XXXII. 1881. p. 495.) 



Auf dem Objecttisch aiizubringende Platte. in welcher eingelegt eine Dreh- 

 scheibe mit Blendungsoffnungen so angebracht ist , daB die letztereu stets dicht 

 unter dem Objecttrager steben. :Fur continental Mikroskope mit Cylinderblen- 

 dung iiberfliissig ; die zahlreichen abnlicben Versuche der englischen Optiker wei- 

 sen darauf bin, daB bier ein wesentlicber Nacbtbeil der dortigen Stative vor- 

 liegt.) 



37. Mackenzie, J. , Swinging Substage. in: Journ. of the R. Microsc. Soc. 2.) Vol.1. 



p. 825826. (aus Journ. Queck. Microsc. Club. VI. J8SO.) 



Diese Vorrichtung ist nicht integrirender Bestandtheil eines Statives, sondern 

 kann mittelst einer Klammer an den Rand des Objecttisches befestigt und durch 

 geeignete Einstellungsvorricbtungen an jedeni Mikroskope benutzt werden, um 

 Beleuchtungen unter jedem Winkel zu erzielen. 



38. May all, J., Spiral Diaphragm for Oblique Illumination. 3 in: Journ. of the R. Microsc. 



Soc. .2.) Vol. I. p. 126127. 



Um schuell alle moglichen Ricbtuugen schiefen Lichtes zu durchlaufen, bringt 

 M. zwei Blendscheiben iibereinauder an : die eine bat einen einfachen, radiar ge- 

 stellten rechteckigen, die andere beweglicbe einen spiraligen, vom Centrum zur 

 Peripherie der Scheibe gewundenen Ausschnitt. Bei Rotation der einen Scheibe 

 wird zuerst der dem Centrum nahere , allrnalig der entferutere Theil des Spiral- 

 aus^hnittes mit dem anderen zusammentreffeu und so der Wechsel der Lichtrich- 

 tung erzielt. 



39. Nelson, E. M., Centering Nose-piece as a Substage. in: Journ. of the R. Microsc. Soc. 



(2.) Vol. I. p. 125 12G. 



