26 V. Untersuchungsmethoden und Beobachtungsmittel. 



9. Zeitschriftfiirlnstrumentenkunde. Organ fiir Mittheilungen aus dem gesamm- 

 ten Gebiet der wissenschaftlichen Technik. 8. Berlin 1881. 



IV. Hiilfsmittel der mikroskopischen Preparation. 



a) Mikrotome. 



1. Altmann, K. . Einige Benierkungen iiber histologische Technik. in: Archiv f. Anatomic 



und Physiologie. Anat. Abthl. 1881. p. 219224. 



A. empfieblt eine von Leitz in Wetzlar angefertigie Modification des Rivet'- 

 schen Mikrotomes , bei welcher die Messerfiihrung statt durch einen Schlitten 

 dnrch einen Support erfolgt. 



2. Gottschau, M., Mikrotomklammer fur Keil- und planparallele Schnitte. in: Sitzungsber. 



der phys. med. Ges. zu Wurzburg. Jahrg. 1881. p. 123125. 



Auf dem Schlitteu des von Long gelieferten Mikrotomes tragt em , um einen 

 Zapfen in der horizoiitalen Ebeue drehbarer Messingblock an einem zweiten Zapfen 

 eine Klammer, welche um den in der Langsrichtung des Apparates angebrachten 

 Zapfen als Axe bewegt werdeu kann. Von dieser Klammer ist eine zweite um- 

 faCt, welche um einen horizontaleu Stift drehbar ist , zugleich auch an demselben 

 vor- und riickwarts bewegt und in jeder Lage festgestellt werden kann. Diese 

 nimmt das in Paraffin u. s. f. eingebettete Praparat auf ; dasselbe kann zunachst 

 durch Drehungeu um die versehiedenen Axen uach jeder Riclitung bewegt und so 

 aufs subtilste eingestellt werden ; dann kann man durch eine, auf einen die innere 

 Klammer riickwarts verlangernden Hebelarm wirkende Mikrometerschraube das 

 Praparat um eine horizontal Axe drehen ; der Radius der Drehung kann durch 

 Verschieben der inneren Klammer auf dem die Axe bildenden Stab verandert 

 werden. Die von Eugen Hartmann in Wurzburg gelieferte Klammer gestattet 

 feinste Einstellung des Praparates , Anfertigung von Schnittserien , welche der 

 Kriimmung eines Embryo in desseu ganzer Lange folgen, und zwar der Art, daC 

 sogar jeder Wechsel der Kriimmung durch die moglichen Veranderungen verfolgt 

 werden kanu. (G. hat iuzwischen eiue weitere Verbesserung der Klammer durch 

 Herrn Hartmann ausfiihren lassen ; Referent kann aus eigener Anschauung die 

 ausgezeichnete Brauchbarkeit des Apparates bestatigen.) 



3. Hailes' Poly -micro tome, in: Journ. of the R, Microsc. Soc. (2.) Vol.1, p. 69G 097. 



Abbildung des irn Zool. Jahresber. f. 1880. I. p. 27. Nr. 5 erwahnten Mikro- 

 tomes mit Anweisung zu dessen Anwendung fiir Gefrierpraparate. Zur Abkiih- 

 lung dient Aether-Spray. welcher in die Hohluug des innereu , auf seiner oberen 

 Endflache das Praparat tragenden Cylinders gerichtet wird. 



4. Roy, Ch., S., Nachtrag zur Mittheilung iiber das Schnellgefrier-Mikrotom. in: Archiv 



f. mikrosk. Anat. 19. Bd. p. 527. 

 Geschichtliche Bemerkung. 



5. Taylor, . . ., Freezing Microtome, in: Journ. of the R. Microsc. Soc. (2.) Vol. I. 



p. 954. 



Ein oben geschlossener Cylinder tragt das Praparat. Von unteu stro'mt durch 

 eine Rohre eine Kalteniischung in denselben eiu. der Art, daB durch deren stan- 

 digen ZufluB das Object dauerud gefroren bleibt. Messerfiihrung u. s. f. wie 

 bei anderen Mikrotomeu. (Soweit aus der kurzen Beschreibung ersichtlich, ohne 

 Vorzug vor anderen Einrichtungen.) 



6. von Thanhoffer, L., Ein Irrigations-Messer zur Anfertigung von mikroskopischen Schnitt- 



praparaten. in: Archiv f. mikrosk. Anat. 19. Bd. p. 315 317. 

 Das von Th. construirte Messer wird permanent benetzt wahrend des Schnei- 



