A. Untersuchungs- und Conservirungsmethoden. 27 



dens (lurch ein dem Messerriicken entlang verlaufeudes Rohr, aus welchem zahl- 

 reiche feine Locher eineu gleichmaBig sich ausbreitenden WasserzufluB vermitteln. 

 Das Wasser wird zugefiihrt (lurch ein iin Griff des Messers verborgenes, mit einem 

 Hahn zur Regulirung des Zuflusses versehenes Rohrchen , das durch einen Kaut- 

 schukschlauch aus einem holier stehenden GefaB gespeist wird. Das aus- 



fliefiende Wasser schwemmt die Schnitte ohne weiteres in ein untergestelltes Ge- 

 faB. (Lieferant: Peter Fischer u. Comp. Budapest, Hatvanergasse. Preis 8 Gulden.) 



7. Thoma, R., Uber ein Mikrotom. in: Virchow's Archiv. 84. Bd. p. 1S9 191. 



Thoma's, von Jung in Heidelberg zuni Preise von IGOjVIark geliefertes Mikrotom 

 ist im wesentlichen ein groBes Schlitten-Mikrotom , bei welchem aber die aus der 

 Schwierigkeit, wirklich ebene Flachen herzustellen, erwachsenden Incouveuienzen 

 dadurch iiberwundeu werden , daB der Schlitten sich uur mit 5 Punkten an die 

 Balm anlegt. Das Instrument .ermo'glicht, Schuitte von IqcniFlache in coutinuir- 

 licher Serie in einer Dicke von nur 0,007. ja sogar ausuahmsweise 0,005mm zu 

 erhalteu. (Eiue geuaue Beschreibuug ist nicht gegeben , das Instrument soil sich 

 iudesseu in der Praxis ausgezeiclmet gut bewahren. Ref.) 



8. Waller, B. C., Section-Knife for large Sections, in: Journ. of theR. Microsc. Soc. (2.) 



Vol. I. p. 954956. 



Eiu schwerer Handgriff ist der Mitte einer breiteu, obeu couvexeu, uuten con- 

 caven Messerklinge Tformig angefiigt. Das Schneiden geschieht so. daB das 

 Messer mit der rechten Hand ani Griff vorwarts gestoBeu wird, wahrend die liuke 

 die Schneide fest auf den Teller des Mikrotomes preBt. 



9. Weigert, Carl, Verbesserung desRoy'schenGefrier-Mikrotornes. in Zur Technik dermikro- 



skopischen Bacterien-Untersuchung. in: Virchow's Archiv. 8-J. Bd. p. 275 315. 

 W. verwendet die Messer des Rivet-Lei ser'schen Mikrotomes in der von 

 Long angegebenen Form und in Schlittenfiihrnug. Es diirfen hierbei die Pra- 

 parate nicht zu hart gefroren sein. Eiuzelheiten sind im Original einzusehen. 



10. Williams, J. , Freezing Microtome, in: Journ. of the R. Microsc. Soc. (2.) Vol. I. 



p. 697099. 



Das Instrument besteht aus zwei Theileu : 1) Dem GefriergefaB , einer groBen 

 Dose, welche mit einer Kaltemischuug l Eis und Salz zu gleichen Theilenj gefiillt 

 wird; der Deckel desselben tragt eine Glasplatte , durch deren Mitte ein Metall- 

 cylinder eingelassen ist, auf welchem die Praparate gefrieren und angeblich meh- 

 rere Stundeu lang in gefroreuem Zustand verharreu. 2) Dem Messertrager, eiuem 

 Metallrahmen, der niit drei SchraubenfuBen auf der Glasplatte ruht und das Messer 

 mit Handgriff halt ; durch Verstellung der 3 Schrauben wird die Schnittdicke re- 

 gulirt. (Der wesentliche Uuterschied des Instrumeutes beruht also darauf , daB 

 das Messer, nicht das Praparat verschobeu wird ; da diese Verschiebuug von der 

 gleichrnaBigeii Filhruug dieser Schrauben abhangt , so ist sie jedenfalls umstand- 

 licher, als bei irgend einem der existirenden Mikrotome. Ref.) 



b) Praparir-lttikroskop. Loupen. 



11. Cosson's, Dissecting and Observing Microscope, in: Journ. of the R. Microsc. Soc. 



(2.) Vol. I. p. 807808. 



Eiu Objecttisch ruht auf SSaulen, von welchen eine den Spiegel, eine iiber dem 

 Tisch den beweglichen Arm zur Aufnahme der Loupen u. s. f. , die dritte das zum 

 Abnehmen eingerichtete zusammengesetzte Mikroskop tragt. 



12. Houston, D. , Botanical dissecting Microscope, in: Journ. of the R. Microsc. Soc. 



(2.) Vol. I. p. 513514. 



