III. Hilfsmittel der mikroskopischen Preparation. 2 1 



seits, Camera und Object! v andererseits auf von eiuander unabhangigen Stativen 

 zu befestigeu siud. Ref. 



Born [ i3 ] publicirt in ausfiihiiicher Darstellung eiue bereits mehrfach von ihm 

 und Anderen geiibte und gelegentlich mitgetheilte Modellirmetliode [vgl. 

 Bericht f. IS 79 p 35 . Das Princip derselben 1st die nach Camerazeiclinungen 

 bei bestimmter VergroBeruug vorgeuommene Darstellung der eiuzelnen Schnitte, 

 bezw. bestimmter Theile derselben aus Wachsplatten, deren Dicke die am Mikro- 

 tom bestimmte Schnittdicke genau urn den Betrag der VergroBerung iibertrifft. 

 Die Darstellung der Wachsplatten geschielit durch AufgieBen einer aus dem be- 

 kannten spec. Gew. des Wachses (0,96-0,97) und dem Volum der Platte berech- 

 neten Wachsmenge auf heiBes Wasser in eiaer Form von vorher ermitteltem 

 Flacheninhalt. Beziiglich zahlreicher Wiuke fur die Ausiibung der Methode muB 

 auf das Original verwiesen werden. 



Maddox ( 23 ) beschreibt mehrere neue und z. Tb. recbt einfache und sirmreicke 

 Vorrichtungen , die zugleicb als feuchte Kanirner und Heizvorrichtun- 

 .gen dienen konuen. Immer bestehen dieselben aus auf dem Objecttrager ange- 

 brachten Rinuen u. s. f. , rnit Einrichtnng zur Einfiigung kleiner Thermometer, 

 zur Heizung mit flieBeudem \varmen Wasser u. s. f. Naheres s. im Original. 



Creese's ( 25 y neuer Drehtisch bewegt die Drehscbeibe durcb. eine Uhrfeder ; 

 die Platte zum Auflegen der den Pinsel fiihrenden Hand ist verschiebbar. 



Bausch und Lornb ( 24 ) liefern einfache Compressor! en in 2 Formen, 

 von welcheu die eine in sehr einfacher Weise Parallelbeweguug der Flatten und 

 rasche Seitwartsdrehung der oberen gestattet. [Naheres ohne Abbildung uicht 

 zu referiren.] 



van Heurck ( 2S ) empfiehlt von Neuem [vergl. Bericht f. 1S82 I p 33] das 

 elektrische Gliihlicht zu mikroskopischen und mikrophotographiscben 

 Zwecken. Statt der Tommasi'scheu verwendet H. jetzt eine Batterie von Rey- 

 uier nebst Accurnulatoren desselbeu Ingenieurs. Stearns neue Apparate finden 

 ulle Beritcksichtiguug und Empfehluug. Schon vor Stein ( 32 ) (s. u.) hat Steam ( 31 ) 

 in ganz ahulicher Weise kleine Glithlampcheu zur Beleuchtuug sowoh^von oben 

 als von unten her am Mikroskopstativ augebracht ; seine Einrichtung zeigt zwei 

 Liimpchen unter dem Objecttisch, ein kleiueres, von 2 J / 2 Kerzenstarke, ein gro- 

 Beres (4 Kerzen ; unter dem Substage, letzteres zu Untersuchuugen im polarisirten 

 Licht. Ein Widerstand zur Regulirung der Lichtstarke am FuBe des Mikroskopes 

 hat den Zweck, gewohnlich nur ein etwas schwacheres Leuchten zu ermog- 

 lichen uud nur bei speciellem Bedarf die voile Stromstarke und demnach rein 

 weiBes Licht in Gebrauch zu setzen ; letzteres ist noting , weil die Larnpeu doch 

 durch zu starkes Gliiheu gefahrdet werden ; die gewohuliche Beuutzuug ertragen die 

 Swan'schen Lampchen iiber 2000 Stundeu. Eine elektromotorische Kraft von 3'/ 2 

 Volta uud ein Strom von U/4 Amperes geniigt fiir die kleiuere Larnpe. Man 

 kanu iibrigeus die Lampchen auch einfach vor dem Mikroskop aufstelleu, und siud 

 hierzu geeignete Stativchen von Stearu construirt. Stein i 32 ) hat am Mikroskop- 

 stativ folgende Nebenapparate anbringen lassen : Gluhlarnpen, System Swan, 

 zur Beleuchtuug von unten und oben (Copie nach Steam, s. o.), heizbaren Object- 

 tisch (Heizung durch Erwarmuug eiuer Widerstaudsspirale aus Neusilberdraht ; 

 das Thermometer fehlt !), Yorrichtung zur elektrischen Reizung ; dann ein Rheostat 

 zum Reguliren der Stromstarkeu, resp. der Temperatur im heizbaren Objecttisch 

 und ein Stopselapparat, mittelst dessen der Strom durch die im Stativ gefuhrten 

 Leitungeu jeder dieser Eiurichtungen von eiuer Batterie aus beliebig zugefiihrt 

 werden kann [vergl. Bericht f. 1SS2 I p 26 No. 49], 



Kossmann ^ 29 ) verwendet zum Schruelzeu von Paraffin, Erwarmen der Object- 

 trager, Abdunsten von Chloroform u. s. f. statt des Wasserbades ein Luftbad 



