Naturwissenschaftliche Rundschau. 



Wöchentliche Berichte 



über die 



Fortschritte auf dem G-esamtgebiete der Naturwissenschaften. 



XVm. Jahrg. 



28. Mai 1903. 



Nr. 22. 



0. Hecker: Bestimmung der Schwerkraft 

 auf dem Atlantischen Ozean, sowie in 

 Rio de Janeiro, Lissabon und Madrid. 

 (Veröff. Kgl. Preuß. Geodät. Instit. , neue Folge Nr. 11. 

 Berlin 1903.) 



Durch die in vorliegender Abhandlung mitgeteil- 

 ten Beobachtungen ist der Beweis geliefert, daß die 

 Änderung, welche die Höhe der Quecksilbersäule 

 eines Barometers unter dem Einfluß einer Schwer- 

 kraftsänderung erfährt, durch Vergleichung mit den 

 Angaben eines Siedebarometers so genau zu bestim- 

 men ist, daß sie zur Ermittelung der Schwerkrafts- 

 änderung selbst verwendet werden kann. Auf diesem 

 Wege ist es daher auch möglich , die Schwere auf 

 den Ozeanen zu bestimmen, wo Pendelbeobachtungen 

 ausgeschlossen sind. Die früher zu gleichem Zwecke 

 vorgeschlagene Vergleichung des Quecksilberbaro- 

 meters mit dem Aneroid mußte ohne Ergebnis blei- 

 ben, weil die Metallfedern der Aneroide niemals eine 

 genügend vollkommene Elastizität besitzen und des- 

 halb auch keine absolut zuverlässigen Angaben des 

 Luftdrucks liefern können. Die Herstellung der 

 Baro- und Thermometer ißt dagegen , namentlich in- 

 folge der Vorzüglichkeit der dabei verwendeten Je- 

 nenser Glassorten , zu einer solchen Vollendung ge- 

 diehen, daß hundertste! Millimeter und tausendstel 

 Grade sicher zu erhalten sind. 



Die von Herrn Hecker auf die Reise mitgenom- 

 menen Apparate sind zuvor im Laboratorium gründ- 

 lich untersucht worden. Es waren zwei Sätze mit 

 je drei Siedeapparaten beschafft worden , bestehend 

 aus je einem zylindrischen Kochgefäß von 8 cm Höhe 

 und 6 cm Durchmesser, das mit 160 cm 3 destilliertem 

 Wasser gefüllt wurde, einem Dampfmantel mit dop- 

 peltem Rohre, einem inneren von 26mm und einem 

 äußeren von 40 mm Durchmesser, sowie endlich einer 

 Spirituslampe mit gewebtem Dochte. Die Lampen 

 standen in einer Schale mit Wasser, durch das sie 

 gekühlt wurden , damit nicht infolge ihrer eigenen 

 Erwärmung beim Brennen die Flammenhöhe zuneh- 

 men konnte. Das innere Dampfrohr war gegen das 

 Kochgefäß durch ein Drahtgitter abgeschlossen , um 

 die Thermometerkugel vor Spritzwasser zu schützen. 

 Endlich wurde der aus dem Dampfmantel heraus- 

 ragende Teil des Quecksilberfadens durch entspre- 

 chende Stellung des Thermometers immer möglichst 

 gleich lang gehalten. Der Einfluß der Länge dieses 

 hervorragenden Quecksilberfadens auf die Temperatur 



wurde durch Versuche ermittelt, ebenso auch der 

 Einfluß veränderter Flammenhöhe ; letzterer war bei 

 aufmerksamer Regulierung der Lampen gering. Auch 

 andere mögliche Fehlerquellen ließen sich leicht un- 

 schädlich machen oder in Rechnung stellen. Nament- 

 lich macht sich mit der Dauer des Siedens eine 

 Abnahme der Thermometerangabe bemerkbar, die 

 hauptsächlich von der allmählichen Erweiterung des 

 Quecksilbergefäßes herrührt. An jeden beobachteten 

 Thermometerstand mußte daher eine Reduktion auf 

 einen bestimmten Zeitpunkt nach Beginn des Siedens 

 angebracht werden. Weitere Untersuchungen bewiesen 

 die Unveränderlichkeit der Thermometer für längere 

 Zeit, also für länger dauernde Reisen. Der mittlere 

 Fehler eines aus vier Beobachtungen bestehenden 

 Tagesresultates von drei Thermometern stellte sich 

 auf 0,00019 m in der Schwere konstante. 



Die Barometer weisen die besonderen Einrichtun- 

 gen auf, daß die oben 8 mm, im größten Teile ihrer 

 Länge 1 mm weiten Röhren ungefähr in der Mitte 

 sich zu Kapillaren von 0,2 mm Durchmesser verengen. 

 Diese Einschnürung der Quecksilbersäule vermindert 

 durch die verstärkte Reibung das Auf- und Ab- 

 schwanken (Pumpen) des Quecksilbers, das bei He- 

 bung und Senkung der Barometer infolge der un- 

 regelmäßigen Schiffsbewegungen eintritt. Am unteren 

 Ende bildet das daselbst erweiterte Rohr eine soge- 

 nannte Buntesche Luftfalle, die dazu bestimmt ist, 

 das Eindringen von Luft in die höheren Teile des 

 Rohres zu verhüten. Außerdem ließ Herr Heck er 

 den oberen Teil des Rohres um 10 cm länger als ge- 

 wöhnlich machen ; die damit bewirkte Vergrößerung 

 des Vakuums setzt die schädliche Einwirkung etwa 

 doch durch das Quecksilber hinauf gelangender Luft- 

 bläschen auf ein geringeres Maß herab. Die Barometer 

 waren etwas unterhalb der Mitte der Röhren durch 

 ein cardanisches Gehänge gefaßt und in gleichen Ab- 

 ständen am Rande einer runden Trageplatte befestigt, 

 die selbst wieder cardanisch aufgehängt wurde. Um 

 auch bei stärker bewegtem Schiffe die Barometer- 

 höhe, die dann sehr unruhig auf und ab schwankt, 

 zu erhalten , wurden noch zwei photographisch regi- 

 strierende Barometer mitgenommen , deren Stände 

 sich übereinander auf ablaufenden Films abbildeten. 

 An der so erhaltenen Wellenlinie wurde die Baro- 

 meterhöhe durch Messung von 6 bis 8 aufeinander 

 folgenden Wellenbergen und Wellentälern bestimmt. 

 Das „Pumpen" der Barometer war bei mäßiger Schiffs- 



