82 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



No. 



die beiden Prismen bei rs so innig an einander, 

 dass alles irgend woher auf diese Berhrungsflche 

 auffallende Licht vollstndig hindurchgeht 1 ). Das 

 bei befindliche Auge wird also Licht von 1 nur 

 durch die Berhrungsflche rs hindurch erhalten, 

 dagegen von X her nur diejenigen Strahlen, welche 

 an ar und sl) total reflectirt werden. Sind I und A 

 diffus leuchtende Flchen und ist das Auge auf die 

 Flche arst eingestellt, so erblickt es im Allge- 

 meinen einen scharf begrenzten, hellen oder dunkeln, 

 elliptischen Fleck in einem gleiehmssig erleuchteten 

 Felde. Bei Gleichheit der Lichtquellen verschwindet 

 dieser Fleck vollkommen. Die brigen zu dem- 

 selben Zweck ausgefhrten Vorrichtungen unter- 

 scheiden sich von dieser nur durch die Art und Weise, 

 wie der Theil der gemeinsamen Hypotenusenflche 

 des Prismenpaares durchsichtig gemacht wird. Es 

 wird daher gengen, dieselben ganz kurz zu erwhnen: 

 Zwei Prismen B werden mit ihren ebenen Hypo- 

 tenusenflchen an gewissen Stellen mittelst Cedern- 

 holzles oder Canadabalsams an einander gekittet, 

 whrend sie an den brig bleibenden Stellen durch 

 Luft getrennt sind. Die Dicke der Kittschicht kann 

 durch Zusammenpressen der Prismen bis auf VioooiD. 

 vermindert und somit der Rand der Schicht sehr 

 scharf erhalten werden. Wo der Kitt sich befindet, 

 ist der Prismenwrfel durchsichtig, wo Luft ist, bleibt 

 Totalreflexion bestehen. 



Kann man schon mittelst dieser Kittmethode 

 Figuren (etwa Liniensysteme) statt eines runden 

 Flecks rs herstellen, so erlaubt dies in ganz will- 

 krlicher Weise die Aetzmethode. Denken wir uns 

 in die jetzt ebene Hypotenusenflche des Prismas A 

 eine beliebige Figur getzt und hierauf gegen diese 

 Flche das Prisma B angepresst, so wird diese Figur 

 schwarz auf hellem oder hell auf schwarzem Grunde 

 auftreten, je nachdem X oder 7 abgeblendet wird. Die 

 Aetzung muss so tief gehen, dass beim innigen Zu- 

 sammenpressen der Prismen noch Luft zwischen 

 letzteren an den Stellen bleibt, wo die Politur fort- 

 genommen ist. Die polirten, sich berhrenden Flchen 

 mssen das Verhalten von rs (Fig. 1) zeigen. Wre 

 in letzterer Figur die Flche psrq eine vollstndige 

 Kugelflche, dann knnte man durch Anpressen von 

 A und B wohl auch eine kleine Flche rs zur innigen 

 Berhrung bringen , aber der Rand derselben wre 

 verwaschen. Im nicht total reflectirten Lichte lagern 

 sich um diesen mittleren Fleck rs als Centrum die 

 Newtonschen Iuterferenzringe. Wie andere Inter- 

 ferenzstreifen (Photometer von Wild und Fuchs), 

 kann auch das Verschwinden dieser Ringe als ein 

 Kriterium fr die Lichtvergleichung benutzt werden. 

 Nur der Vollstndigkeit wegen sei noch die Com- 

 bination angefhrt, wo die Flche ab versilbert, die 

 Silberschicht bei rs ausgekratzt und beide Hypotenusen- 

 flchen mittelst Oeles oder Canadabalsams zusammen- 

 gekittet sind. In Folge der Silberreflexion wird das 



') Aehnlich wie beim centralen schwarzen Fleck der 

 im reflectirten Lichte erzeugten Newtonschen Ringe. 



Phnomen nicht so rein wie bei den anderen Combina- 

 tionen. 



In Fig. 2 ist die Anordnung des Photometers 

 skizzirt, wie es unter Benutzung des vorstehenden 

 Fig. 2. 



Princips in der Werkstatt der Reichsaustalt fr 

 unsere Versuche ausgefhrt wurde. Lothrecht zur 

 Axe der Photometerbank mn steht der Schirm ik; 

 er besteht aus zwei Papierblttern , zwischen welche 

 Stanniol gelegt ist. Das diffuse, vom Schirm aus- 

 gehende Licht fllt auf die Spiegel e und /, welche 

 es senkrecht auf die Kathetenflchen cb und dp der 

 in Fig. 2 gezeichneten Prismeucoinbination werfen. 

 Der Beobachter bei stellt durch die verschiebbare 

 Lupe w scharf auf die Flche arsb ein. 



Zu den Vorzgen des neuen Photometers kommt 

 noch der weitere nicht zu unterschtzende hinzu, 

 dass es frei ist von der beim Bun senschen Fettfleck 

 so strenden Vernderlichkeit und ungleichmssigen 

 Ausstrahlung der beiden Fettfleckseiten. 



Die bis jetzt ausgefhrten Messungen ergeben als 

 grsste Abweichung in einer Reihe von Einstel- 

 lungen wenig ber ein Procent. Der mittlere Fehler 

 einer Einstellung bleibt stets unter 0,5 Procent. Die 

 getroffene Anordnung des Apparates erlaubt, das neue 

 Photometer ohne Weiteres an die Stelle der blichen 

 Bunsenschen Apparate auf jede gerade Photometer- 

 bank zu setzen. Natrlich kann das beschriebene 

 neue Priucip auch bei anderen Photometern, z. B. dem 

 Weberschen, leicht verwendet werden. 



F. Hoppe -Seyler: lieber Huminsubstanzen, 

 ihre Entstehung und ihre Eigenschaften. 

 (Zeitschrift fr physiologische Chemie, 1888, Bd. XIII, 

 S. 66.) 



Trotz der weiten Verbreitung der Huminsub- 

 stanzen in der Natur , trotz ihrer unverkennbaren 

 Bedeutung fr den Haushalt der Pflanzen, und trotz- 

 dem seit Mulder eine stattliche Reihe ausgezeichneter 

 Forscher sich mit dem Studium dieser Substanzen 

 beschftigt hat, gehren sie noch zu den am wenig- 

 sten bekannten chemischen Individuen, und ber ihre 

 Entstehung, ihre Constitution und weiteren Schicksale 

 herrscht noch viel Dunkel. Wenn nun auch die 



