344 



N at u rw i ssenschal't I iehc 1! u nd st-.li au. 



No. 21 



erzeugte dann nicht eine Ausdehnung desselben, son- 

 dern eine Compression der brigen Platten, und diese 

 Compression des Quarzes war am Elektrometer be- 

 merkbar. Der Versuch entsprach vollkommen den 

 gehegten Erwartungen. Mit der Ladung des einen 

 Quarzprismas begann das Elektrometer Ausschlge 

 zu zeigen, welche von der Richtung der Ladungen 

 ganz unabhngig waren. Messungen waren nach 

 dieser Methode jedoch nicht mglich, weil die elasti- 

 schen Eigenschaften des Apparates ganz unbekannt 

 waren. 



Die Versuche konnten in gleicher Weise an Tur- 

 malinprismen statt eines solchen aus Quarz mit Er- 

 folg angestellt werden. Die Empfindlichkeit dieses 

 neuen Manometers" ist so gross, dass auch Druck- 

 unterschiede deutlich erkennbar sind, welche durch 

 ein Prisma erzeugt werden, das bei ungehinderter 

 Bewegung sich um 0,0001 ,u etwa ausdehnen wrde. 

 Die Verfasser vermuthen, dass mit diesem Apparat 

 sehr passend die Ausdehnungen oder Contractionen 

 sich werden nachweisen und messen lassen , welche 

 durch die Magnetisirung fester Krper hervorgebracht 

 werdeu. 



Die zweite Methode, die ungemein geringen Aus- 

 dehnungen des Quarzes anschaulich zu machen und 

 zu messen, bestand darin, dass die elektrische La- 

 dung an den Flchen, welche sowohl zur optischen 

 wie zur elektrischen Achse senkrecht sind, erfolgte, 

 und da in diesem Falle die Dimensionen des Quarz- 

 prisraas von Einfluss sind, whlten Verfasser die- 

 selben derartig, dass die einer Ladung von 1 mm 

 Funkenweite entsprechende Ausdehnung den Werth 

 0,935 fi erreichte. Diese Ausdehnung wurde durch 

 einen laugen Hebelarm , an dessen Ende eine kleine 

 Scala unter einem Mikroskope sich befand, ver- 

 grssert und messbar gemacht. Die ausgefhrten 

 Messungen ergaben Werthe , welche mit den berech- 

 neten ziemlich gut bereinstimmten. 



Die dritte Methode, die elektrische Ausdehnung 

 wahrnehmbar und messbar zu machen, bestand in 

 einer Anordnung, welche den Breguet'schen Metall- 

 thermometern zu Grunde liegt. Aus einem Quarz- 

 blocke wurden senkrecht zur elektrischen Achse zwei 

 parallele Quarzplatten geschnitten in Form eines 

 langen Rechtecks; die Breite der Platten war parallel 

 zur optischen Achse und die Lnge zu beiden Achsen 

 senkrecht. Beide gleiche Platten wurden gleich- 

 massig bis auf 0,01 mm Dicke abgeschliffen und 

 dann mit Canadablsam an einander derartig geklebt, 

 dass die beiden elektrischen Achsen entgegengesetzt 

 gerichtet waren. Diese Doppelplatte wurde versil- 

 bert, und wenn man die beiden versilberten Flchen 

 lud, strebte die eine Platte sich auszudehnen, die 

 andere sich zusammenzuziehen; die Folge war eine 

 Krmmung der Doppelplatte, die mit Hilfe eines 

 Hebels und einer Scala unter dem Mikroskop leicht 

 gemessen werden konnte, wenn das eine Ende der 

 Doppelplatte fixirt, das andere Ende mit dem Hebel 

 frei beweglich war. Diese Doppclplatten sind nach 

 den ausgefhrten Messungen sehr gute Elektrometer 



fr hohe elektrische Spannungen. Bei einer Dicke 

 von ' ^ 1 1 1 tu knnen sie Spannungen von 5 bis 1000 

 oder 1500 Volts messen und bei einer Dicke von 

 1 mm knnen sie zu Messungen von 200 bis 50 000 

 Volts verwendet werden. Die erst. j re Empfindlich- 

 keit ist geeignet zur Messung von Potentialdiffe- 

 renzen der Batterien aus Sulen, Accuinulatoren und 

 von Dynamomaschinen mit coutiuuirlichen Strmen ; 

 die zweite Empfindlichkeit eignet sich zur Messung 

 der hohen Potentiale, wie sie von den elektrosta- 

 tischen Maschinen geliefert werden. 



E. Maupas: Experimentelle Untersuchungen 

 ber die Vermehrung der ciliaten Infu- 

 sorien. (Archives de Zool. exp. et gen. 1888, 2. Ser. 

 T. VI, p. 165.) 

 Die vorliegende, ausfhrliche Abhandlung (eine 

 kurze Notiz ber die vorlufige Mittheilung des Ver- 

 fassers haben wir Rdsch. II, 228 gebracht) enthlt 

 ausser den auf die Vermehrung der Infusorien bezg- 

 lichen Angaben auch vielfache interessante biologische 

 Beobachtungen, welche zusammen mit den wichtigen 

 Hauptergebnissen die Arbeit als recht lesenswert!) 

 erscheinen lassen und eine eingehendere Besprechung 

 derselben erheischen. Schon seit lngerer Zeit hat 

 sich der Verfasser mit dem Studium der Infusorien 

 beschftigt und dabei besonders die Fortpflanzungs- 

 erscheinungen derselben ins Auge gefasst. Dabei er- 

 schien ihm als fhlbarer Mangel, dass die von seinen 

 Vorgngern angestellten Beobachtungen meist mehr 

 zuflliger Natur waren. Man hatte bisher weniger 

 darauf geachtet, Infusorien lngere Zeit hindurch un- 

 ausgesetzt zu beobachten und die Vernderungen zu 

 studiren, welchen sie mglicher Weise in dieser Zeit 

 unterliegen. Auf eine derartige Untersuchung war 

 nun das Augenmerk des Verfassers gerichtet. Es 

 galt, einzelne Individuen verschiedener Arten zu iso- 

 liren und sie weiter zu zchten, indem man tagtg- 

 lich die aus ihnen hervorgegangenen Kolonien einer 

 genauen Beobachtung unterzog. 



Der Verfasser beschreibt eingehend die Methoden, 

 mittelst deren er die Infusorien isolirte und unter 

 mglichst gnstigen Lebensbedingungen zchtete. 

 Die Zchtung geschah auf dem Ohjecttrger und unter 

 dem Deckglas, also in mikroskopischen Prparaten 

 gewhnlicher Art. Die gebruchlichen, feuchten 

 Kammern, aus einer ber dem befeuchteten Teller 

 umgestrzten Glasglocke bestehend, erwiesen sich ihm 

 nicht geeignet, da er den weiten Luftraum als strend 

 empfand. Um das rasche Verdunsten des auf dem 

 Ohjecttrger befindlichen Wassers zu verhindern, 

 brachte er die Ohjecttrger in eine flache Schale, 

 deren Boden mit Sand bedeckt war. In letzteren 

 wurden Glastafeln gesteckt, deren Kante ziemlich so 

 hoch empor reichte, wie der Rand des Gefsses. Auf 

 die Kanten je zweier Glasscheiben wurden die Oh- 

 jecttrger gelegt, das Gefss bis dicht unter die 

 Objecttrger mit Wasser angefllt und mit einer 

 Glasscheibe bedeckt. So war der Luftraum zwischen 

 dem Wasserspiegel und der bedeckenden Glasscheibe 



