386 



Naturwissenschaft liehe Rundschau. 



No. 30. 



Em. Marchand: Notwendigkeit einer Correc- 

 tion fr Feuchtigkeit bei gewissen Mag- 

 netometer-Aufstellungen. (Comptes rendus, 

 1889, T. CVI1I, p. 1001.) 



Die Messungen , welche am Observatorium zu Lyon 

 angestellt worden , um die absoluten Werthe der Ele- 

 mente des Erdmagnetismus zu ermitteln, haben zu der 

 Einsicht gefhrt, dass die relative Feuchtigkeit des 

 Zimmers einen betrchtlichen Einfluss hat auf die An- 

 gaben des registrirenden Bifilar -Magnetometers. Zum 

 Beweise hierfr giebt Verfasser in einer Tabelle einige 

 Werthe des Magnetometers , welche aus den directen 

 Angaben des Instrumentes gewonnen sind nach Berech- 

 nung des Einflusses, den die Temperatur ausbt; gleich- 

 zeitig sind die Werthe der relativen Feuchtigkeit in 

 dem Beobachtungsraume angegeben, und man sieht 

 sofort, dass die fr die Temperatur corrigirten Werthe 

 starke Schwankungen zeigen, deren Beziehung zu den 

 Aenderungen der relativen Feuchtigkeit sehr auf- 

 fallend ist. 



Diese Wirkung der Feuchtigkeit ist leicht begreif- 

 lich, wenn man bedenkt, dass der Magnetstab bifilar 

 an Seidenfden aufgehngt ist; mit zunehmender relativer 

 Feuchtigkeit verlngern sich die Seidenfden, ihre 

 Spannung nimmt ab und die Angaben des Instrumentes 

 mssen zu klein ausfallen. 



Herr Marchand hat die Grsse der fr die Feuchtig- 

 keit anzubringenden Correction bestimmt durch genaue 

 Messungen des Ganges der relativen Feuchtigkeit an 

 einem Haarhygrometer und durch Vergleichung der 

 Angaben dieses Instrumentes mit denen eines anderen, 

 in welchem statt des Haares ein Seidenfaden die hygro- 

 skopische Substanz bildete. Wurden die hieraus sich 

 ergebenden Correctionen angebracht, so erhielt man viel 

 constantere Werthe und berzeugte sich, dass zuweilen 

 die Correction fr die Feuchtigkeit selbst grsser werden 

 kann als die fr die Temperatur. 



Dieser Einfluss der Feuchtigkeit erklrt, nach Herrn 

 Marchand, die Beziehung, die man zuweilen gefunden 

 zu haben glaubte zwischen den Schwankungen des Erd- 

 magnetismus und denen der meteorologischen Elemente, 

 namentlich der Windrichtung. Diesem Einflsse muss 

 bei Beobachtungen am Magnetometer Rechnung ge- 

 tragen werden. Man muss sich durch genaue Messungen 

 berzeugen , ob das Bifilar von der relativen Feuchtig- 

 keit beeinflusst werde, und wenn dies der Fall, muss 

 man durch Aufstellung eines Hygrometers aus denselben 

 Seidenfden, an denen der Magnetstab hngt, neben dem 

 Bifilar das Material fr die entsprechenden Correctionen 

 sammeln. 



W. Michelson: Ueber die normale Entzndungs- 

 geschwindigkeit explosiver Gasgemische. 

 (Annalen der Physik, 1889, N. F., Bd. XXXVII, S. 1.) 

 Wenn ein explosives Gasgemisch entzndet wird, so 

 pflanzt sich diese Entzndung durch die gesammte Gas- 

 masse fort mit einer Geschwindigkeit, welche unter 

 sonst gleichen Umstnden von der Natur der gemischten 

 Gase abhngt. Da nun berall in dem Gemische die 

 zur Verbrennung erforderliehen Bestandtheile enthalten 

 sind, so muss sich die Entzndung in einer Flche fort- 

 pflanzen , an deren einer Seite die unverbrannten Gase 

 sich befinden, whrend an der anderen die Verbrennuugs- 

 produete liegen. Die Dicke der Entzndungsschicht ist 

 von der Geschwindigkeit der chemischen Reaction ab- 

 hngig, also bei explosiven Gemischen sehr gering. Die 

 Verschiebung dieser Verbrennuugsflche in jedem Zeit- 

 theilchen ist die normale Entzndungsgeschwindigkeit 

 des Gasgemisches". Diese zu messen, war mau auf .zwei 



verschiedenen Wegen vorgegangen. Entweder wurde 

 in einer mit dem Gasgemische gefllten Rhre die Fort- 

 bewegung der Entzndungsflamme beobachtet, oder man 

 Hess das Gasgemisch aus einer Oeffnung mit bestimmten 

 Geschwindigkeiten ausstrmen , entzndete dasselbe und 

 suchte diejenige kleinste Ausflussgeschwindigkeit, bei 

 welcher die Flamme nicht in die Oeffnung hineinschlug. 

 Die erste Methode enthlt so viele in der Methode selbst 

 gelegene Schwierigkeiten, z. B. die Abkhlung in der 

 Rhre, die Drucknderung in Folge behinderter Aus- 

 dehnung des Verbrennungsgases u. a. , dass sie zu 

 sicheren Ergebnissen nicht fhren konnte. Die zweite 

 Methode war freilich auch nicht frei von Schwierig- 

 keiten, die jedoch nicht in der Methode selbst lagen, 

 vielmehr erwies sich dieser Weg wohl geeignet zu ge- 

 nauen Messungen unter der folgendeu , von Herrn 

 Michelson angewandten Modification. 



Die Gase wurden nach ihrem Austritt aus den 

 Gasometern in genau bestimmbaren Mengenverhltnissen 

 in der Zuleitungsrhre gemischt und bei ihrem Austritt 

 aus einer langen Verbrennungsrhre entzndet. Man 

 erhielt eine ruhig brennende Bunsen'sche Flamme, 

 deren innerer Kegel die gesuchte Yerbrennungsflche 

 darstellte; denn an jedem Punkte dieser I^lche war die 

 Ausstrmungsgeschwindigkeit der Gase gleich und ent- 

 gegengesetzt gerichtet der Fortpflanzung der Entzndungs- 

 flche. Die inneren Flammenkegel wurden nun photo- 

 graphirt und ihre so fixirten und messbaren Gestalten 

 und Grssen gestatteten im Verein mit den gemessenen 

 Ausflussgeschwindigkeiten der Gase, die Entzndungs- 

 geschwiudigkeit zu bestimmen. Zur Untersuchung 

 gelangten sechs verschiedene Gasgemische, doch haben 

 bisher nur drei: Leuchtgas mit Luft, Wasserstoff mit 

 Luft und Kohlenoxyd mit Sauerstoff, ziemlich vollstndige 

 Versuchsreihen ergeben. 



Die Resultate der Messungen sind graphisch zur 

 Anschauung gebracht in Curven, deren Abscissen die 

 Mischungsverhltnisse der beiden Gase, deren Ordinaten 

 die Entzndungsgeschwindigkeiteu in Centimeter pro See. 

 darstellen. Alle drei Gemische zeigen Curven mit ganz 

 ausgesprochenen Maxima; und zwar liegt das Maximum 

 fr Leuchtgas mit Luft bei 18 Proc, das fr Wasserstoff 

 und Luft bei 40 Proc. und das fr Kohlenoxyd mit 

 Sauerstoff zwischen 75 und So Proc. Die absoluten 

 Werthe der Entzndungsgeschwindigkeiten diiferiren 

 bei diesen drei Gemischen bedeutend. Beim Leuehtgas- 

 Lultgemisch beginnt die Geschwindigkeit bei 11 Proc. 

 mit 28 cm/sec, steigt bei 18 Proc. auf 71 cm und sinkt 

 auf 11 cm bei 26 Proc. Beim Gemisch Wasserstoff und 

 Luft ist die Geschwindigkeit bei rund 15 Proc. gleich 

 40 cm, beim Maximum von 30,89 Proc. gleich 280 cm 

 und bei 74,6 Proc. ist sie auf 64,3 cm gesunken. Ful- 

 das dritte Gemisch war auch der Verlauf der Curve ein 

 ganz verschiedener; bei 27,35 Proc. betrug die Ge- 

 schwindigkeit 31,81- cm, aber erst bis 75,38 Proc. zeigte 

 sich das Maximum 89,82 cm, und bei 96,13 cm Kohlen- 

 oxyd war die Geschwindigkeit bereits auf 16,83 cm ge- 

 sunken. 



Von den brigen Gasgemischen: Kohleuoxyd mit 

 Luft, Methan mit Luft und Wasserstoff mit Sauerstoff 

 sei nur angefhrt, dass das Maximum der Entzndungs- 

 geschwindigkeit fr Wasserstoff -Sauerstoff mit dem be- 

 nutzten Apparate nicht erreicht werden konnte ; ge- 

 messen wurde bei 83,81 Proc. eine Geschwindigkeit von 

 582 cm pro Secunde. 



, Verfasser stellt zum Schlsse der Abhandlung als 

 Ergebniss seiner Untersuchung folgende Stze auf: 

 1) Die hier angewandte und von Gouy schon frher 

 empfohlene Methode zur Bestimmung der normalen 



