640 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



No. 50. 



gelegt, welches darin besteht, ein bekanntes Volumen 

 der zu messenden feuchten Luft auf eine bestimmte 

 Temperatur abzukühlen, bei welcher ein Theil des 

 DampfeB sich niederschlägt; hält man das Volumen con- 

 stant, so nimmt der Druck ab und aus dieser Druck- 

 abnahme und der Kenntniss des Tensionsmaximums des 

 Wasserdampfes bei der Temperatur der Abkühlung kann 

 man die absolute Feuchtigkeit bestimmen. Will man 

 aber nach diesem Princip ein Hygrometer construiren, 

 so muss man eine Correctiou einführen , weil auch die 

 Spannung der Luft sich beim Abkühlen ändert , und 

 diese Correctiou kann zuweilen einen grösseren Werth 

 erreichen als die zu messende Grösse. Man vermeidet 

 nun diese Correction , wenn man ein Differentialinstru- 

 ment construirt. Hat man zwei Recipienten von belie- 

 bigem Volumen, von denen der eine stets trockene Luft, 

 der andere die zu untersuchende enthält, verbindet 

 beide mit einem Differentialmanometer und kühlt nun 

 beide ab bis zur Condensation des Wasserdampfes, so 

 wird das Quecksilber nach dem feuchten Recipienten 

 hin steigen und der angegebene Druckunterschied ist 

 ausschliesslich von dem Niederschlag eiueff Theiles des 

 Wasserdampfes bedingt. Da diese Druckdifferenz nur 

 eiuen geringen Werth hat, ist es schwierig, mit grosser 

 Genauigkeit die absolute Feuchtigkeit zu messen und 

 es empfiehlt sich , statt der Abnahme des Druckes die 

 Aenderung des Volumens zu messen, die man an dem 

 eineu Recipienten erzeugen muss , um den Druck in 

 beiden gleich zu machen , das Manometer auf Null 

 zurückzuführen. 



Offenbar kann man nach dem hier entwickelten 

 Princip noch ein anderes Hygrometer construiren, wenn 

 mau den Vergleichsrecipienten statt mit trockener, mit 

 dampfgesättigter Luft anfüllt. Wenn man nun ab- 

 kühlt, wird offenbar das Quecksilber nach dem Reci- 

 pienten mit der gesättigten Luft steigen, und man wird 

 wieder aus der Druckabnahme die gesuchte Feuchtig- 

 keit finden. Offenbar kann man also das neue Hygro- 

 meter auf zwei von einander unabhängige Arten con- 

 struiren; entweder benutzt man einen Recipienten mit 

 vollkommen trockener Luft, und dies Hygrometer wird 

 besonders gut arbeiten, wenn es sich um ziemlich feuchte 

 Luft handelt; oder man nimmt zum Vergleich einen 

 Recipienten mit dampfgesättigter Luft, und in diesem 

 Falle wird das Hygrometer gut arbeiten, wenn die zu 

 untersuchende Luft arm au Feuchtigkeit ist. In beiden 

 Fällen werden dann die zu messenden Volumänderungen 

 am grössten und die Ablesungen am zuverlässigsten sein. 



Bei der praktischen Ausführung des neuen Hygro- 

 meters haben nun die Verff. beide Wege combinirt. Der 

 Apparat besteht aus drei Recipienten, einer ist für die 

 untersuchende Luft bestimmt, ein zweiter ist stets mit 

 trockener Luft, ein dritter stets mit dampfgesättigter 

 Luft gefüllt; passend angebrachte Hähne gestatten, bald 

 den Behälter mit trockener Luft, bald den mit dampf- 

 gesättigter Luft mit dem ersten zu dem oben beschrie- 

 benen Differehtialinstrument zu combiniren, und so jede 

 Messung der Luftfeuchtigkeit der einen Weise durch 

 die Messung auf dem entgegengesetzten Wege zu con- 

 troliren. Die Formeln für die Berechnung der Dampf- 

 spannung sind entwickelt und einige Messungen ange- 

 führt, welche die Verff. am physikalischen Institut zu 

 Rom angestellt haben. 



Aus den gewonnenen Zahlen ersieht man sofort, 

 dass die rebrreiustimmung der beiden Methoden eine 

 befriedigende ist (die Differenzen der Dampfspannungen 

 bei Vergleichung mit trockener und feuchter Luft liegen 

 zwischen 0,01 und 0,45mm), besonders, wenn man an 

 die Schwierigkeit denkt, in der Hygrometrie grössere 



Präeision zu erhalten. Aber sehr deutlich zeigt sich 

 eine Tendenz der Werthe, die nach der zweiten Methode 

 erhalten wurden, grösser zu sein, als die nach der ersten 

 Methode, was wahrscheinlich mit der Beobachtung vou 

 Regnault zusammenhängt, dass die Maximalspannungen 

 des Wasserdampfes im Vacuum etwas höher sind als 

 in dir Luft, und dass dieser Unterschied mit der Tem- 

 peratur wächst. Dieser Punkt bedarf noch weiterer 

 Untersuchung, und seine Aufklärung wird auch dem 

 neuen Hygrometer eine grössere Zuverlässigkeit geben,, 

 wenn der Process der Condensirung des Dampfes in 

 der Luft mehr bekannt sein wird, als es jetzt der Fall ist. 



Erwin S. Ferry: Nachdauer der Gesichtsein- 

 drücke. (The American Journal ot' Science, 189"2, 

 Ser. .",, Vol. XLIV, p. 192.) 



Schon Aristoteles wusste, dass die Gesicktemptin- 

 dungen anhalten , nachdem der Reiz zu wirken aufge- 

 hört, und wollte bekanntlich die Träume durch solch 

 ähnliche Nachwirkungen erklären; aber erst in neuester 

 Zeit sind dieser Erscheinung genauere Beachtung und 

 später sorgfältige Messungen zugewendet worden. Es 

 hatte sich dabei herausgestellt , dass die Dauer der Ge- 

 sichtsempfindung abhängt von der Intensität der licht- 

 gebenden Quelle und von der Farbe des das Auge 

 treffenden Lichtes. Den letzteren Punkt hat Ferry 

 einer erneuten Prüfung unterzogen , die zu den nach- 

 stehend mitzutheileuden Ergebnissen geführt hat. 



Zu seinen Versuchen bediente sich Verf. als Licht- 

 quelle einer Edison'schen Glühlampe von 100 V. Vor 

 dieser constauten Lichtquelle rotirte mit genau zu 

 messender Geschwindigkeit eine Scheibe, welche an den 

 beiden Enden eines Durchmessers Ausschnitte von 90° 

 hatte, so dass sie gleich lange Licht durchliess und ab- 

 hielt. Mittelst Linse wurde das Licht auf den verstell- 

 baren , uud somit die Intensität messenden Spalt eines 

 Collimators geworfen , von dem es zu einem Gitter- 

 spectrometer gelaugte, dessen Fernrohr durch ein Dia- 

 phragma mit Spalt stets die ausschliessliche Beobach- 

 tung einer genau bestimmten Farbe gestattete. Lässt 

 man zunächst die Scheibe langsam rotiren, so beobachtet 

 man ein Flackern der Farbe, bei zunehmender Ge- 

 schwindigkeit kommt man zu einem Punkt, wo das 

 Gesichtsfeld eben ruhig wird, und nun wird die Rotatious- 

 geschwindigkeit, somit die Dauer der Lichteiuwirkuug, 

 gemessen. Verf. legte Gewicht darauf, dass die Beob- 

 achtungen nur sehr kurze Zeit dauerten und dass son- 

 stige Störungen möglichst ferngehalten wurden. [Dass 

 bei länger dauernder Lichtwirkung auch die Abhaltung 

 des Lichtes länger anhält und der kürzeren Reizung 

 eine kürzere Pause folgt, scheint der Verf. bei seinen 

 Versuchen nicht beachtet zu haben. Ref.] 



Zunächst wurde die Dauer der Empfindung an nor- 

 malen Augen für verschiedene Farben und verschiedene 

 Intensitäten gemessen. Auffallend war die Thatsache, 

 dass die Beobachtungen au verschiedenen Tagen nahezu 

 identische Werthe ergaben, wenn die Augen nicht ange- 

 strengt und im dunklen Zimmer ausgeruht waren, und 

 dass selbst, wenn die Empfindlichkeit sich ein wenig 

 geändert hatte, die Dauer des Gesichtseiudruckes nicht 

 sehr verschieden war. In Betreff der verschiedenen 

 Farben wurden die Angaben der früheren Autoren be- 

 stätigt, dass die geringste Dauer der erforderlichen 

 Reizung bei der .D- Linie gefunden wurde, und dass 

 yon diesem Punkte aus die Dauer nach beiden Enden 

 des Spectrums wuchs, so dass die Curve eine Parabel 

 bildet, deren Scheitel annähernd bei der D - Linie liegt. 

 Wurde die Intensität des Lichtes verändert , so nahm 

 die Dauer des Reizes ab mit zunehmender Helligkeit, 



