116 XV. Jahrg. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



1900. Nr. 9. 



seinen reichen Inhalt wie durch die vorzügliche Aus- 

 stattung allen gerechten Ansprüchen vollauf Genüge 

 leisten. 



Von diesem Inhalte läfst sich natürlich nur das 

 hauptsächlichste hier hervorheben. Zuerst werden die 

 wichtigsten Hülfsapparate und Instruniententheile be- 

 schrieben, die zur Sicherung der Stellung und Richtung, 

 vielfach auch zu Messungszwecken dienen. Das sind die 

 Schrauben, als Mittel zur Befestigung, Bewegung (Cor- 

 rection) und zu Feinmessungen, im letzten Falle Erzeug- 

 nisse der ausgezeichnetsten Präcisionsmechanik, ferner 

 die Libellen nebst ihren (an älteren Instrumenten vor- 

 kommenden) Vorläufern (Senkblei, Donkins Niveau), 

 drittens die künstlichen Horizonte und C o 1 1 i ni a - 

 toren, zur Bestimmung einer Ebene bezw. einer Rich- 

 tung, wozu auch die Miren für Transitinstrumente ge- 

 hören, und endlich zur genauen Ablesung von Theilungen 

 der Nonius (Vernier) und die Mikrometermikro- 

 skope. Gerade auf der Formvollendung und zweek- 

 mäfsigen Behandlung dieser Hülfsapparate beruht zum 

 gröfsten Theil die Genauigkeit der astronomischen Be- 

 obachtungen. Die exacte Herstellung und gründliche 

 Untersuchung etwaiger kleiner Formfehler der Mikro- 

 meterschrauben ist eine Hauptbedingung für die feinsten 

 Messungen an Himmelskörpern, bei der Ermittelung der 

 sehr geringen Polhöhenänderungen spielt die Libelle 

 eine Hauptrolle, während die Bestimmung des Sonnen- 

 laufes, die Grundlage der Erforschung aller Bewegungen 

 im Sonnensysteme , an die sorgfältigste Festhaltung der 

 Nordsüdrichtung mit Hülfe von Miren oder fernen Meri- 

 dianzeichen (für die Beobachtung am Meridiankreise) 

 gebunden ist. 



Den Uebergang von dem Orte der Sonne zu den 

 Positionen der Sterne vermittelt die Zeitmessung 

 durch die Differenz der Meridiandurchgänge der einzel- 

 nen Gestirne. Demgemäfs gehören die Zeitmesser, 

 Uhren, Chronometer, zu den wichtigsten Ausstattungs- 

 gegenständen der Sternwarten; sie finden im zweiten 

 Theile der „Instrumentenkunde" eine ausführliche Be- 

 handlung. Nachdem die wesentlichen Einrichtungen der 

 Pendel- wie der F'ederuhren sowie eine Reihe der ge- 

 bräuchlichsten elektrischen Uhren (z. B. H i p p) oder 

 elektrisch betriebener Zeigerwerke (Knoblich, Denker) 

 beschrieben sind, werden verschiedene Formen der Hem- 

 mung geschildert, u.a. die Rief 1 e rsche, die in neuester 

 Zeit allgemeinen Beifall gefunden hat. Die weitaus an- 

 dauerndsten und vielseitigsten Bestrebungen der Uhr- 

 macherkunst bezwecken aber die Verbesserung der Com- 

 pensationen des Pendels und der Unruhe, wobei vielfach, 

 zumal bei seefahrenden Nationen, staatliche Prämien den 

 Fortschritt zu fördern und zu Versuchen anzuspornen 

 bestimmt sind. Dafs auf diesem Gebiete eine immense 

 Production herrscht, ist daher leicht begreiflich; aber 

 nicht alles ist von bleibendem Werthe. Die besten Con- 

 structionen führt Herr Ambronn in Wort und Bild 

 vor, so das Rostpendel in mehreren Formen, das Pendel 

 mit Quecksilbercompensation nach Graham und Rief ler, 

 die (Kompensation gegen Luftdruckänderungen durch 

 Manometer oder am besten (bei Normaluhren) durch 

 Aufhängen in luftdichtem Gehäuse. Verf. fügt jedesmal 

 die Berechnung der Compensationsvorrichtungen hinzu. 

 Bei den (Kompensationen der Unruhen der tragbaren 

 Uhren ist eine Berechnung aus verschiedenen Gründen 

 ausgeschlossen ; hier hat die Praxis das entscheidende 

 Wort zu sprechen , weshalb nur wenige der zahlreichen, 

 meist „patentirten" Constructionen Hervorhebung ver- 

 dienen. An Beispielen zeigt Verf. noch die Prüfung des 

 Uhrganges und geht dann zur Beschreibung verschiede- 

 ner Einrichtungen zur Herstellung elektrischer Contacte 

 in den Uhren über, welche Zeigerwerke (Zifferblätter) 

 oder Registrirapparate in Gang setzen und reguliren sollen. 



Von den einzelnen Theilen der astronomischen In- 

 strumente werden nunmehr zuerst die Axen behandelt. 

 Bei den horizontalen Axen der Durchgangsinstru- 



mente (Meridianinstrumente) bildet die genaue Unter- 

 suchung der Zapfen eine Hauptaufgabe des Beobachters ; 

 die hierzu vonl^izeau und Hamy in Paris angewandte 

 Methode unter Verwerthung der Interferenz wird von 

 Herrn Ambronn wegen ihrer Genauigkeit näher er- 

 läutert. Hierauf werden einige Formen der Zapfenlager 

 beschrieben. Verticalaxen, wie sie an kleineren, 

 tragbaren Instrumenten und an gröfseren Universalen 

 (Altazimuthen) vorkommen, werden in mehreren Formen 

 (z. B. von Repsold, Bamberg, Meissner) vorge- 

 führt. Ebenso vielseitig sind die Constructionen der 

 schräg gelagerten Axen an Aequatorealen. Das Kapitel 

 über die Axen schliefst mit der Darlegung der Prüfung 

 der Axenlage. 



Das genaue Messen am Himmel hängt von einer 

 scharfen Einstellung des Apparates ab und diese wird 

 durch Verwendung des Fernrohres ermöglicht, das 

 schärfere und gröfsere Bilder liefert, als sie mit freiem 

 Auge sichtbar sind. Dazu kommt noch die Einführung 

 des Fadennetzes in der Brennebene des Fernrohres. Ein 

 umfangreiches Kapitel der „Instrumentenkunde" ist daher 

 diesem so wichtigen Hülfsinittel der Astronomie gewidmet. 

 Unter den verschiedenen Constructionsarten der Refractor- 

 objective wird auch das dreilinsige, fast völlig achroma- 

 tische und daher für optische und photographische 

 Arbeiten gleich brauchbare T aylor- Co oke sehe Objec- 

 tiv aus Jenenser Gläsern erwähnt (von dem neuerdings 

 mehrfach gute Resultate bekannt geworden sind), ferner 

 wird auf die Vorzüge der Plösslschen Dialyten (ähn- 

 liche Construction auch von A. Kerb er vorgeschlagen) 

 hingewiesen. Besonders lehrreich ist der Abschnitt über 

 die Herstellung und Prüfung der Objective, indem die 

 rechnerische Methode gegenüber dem Probiren , das 

 namentlich im Auslande Sitte ist, in das richtige Licht 

 gestellt wird. Auch an Ocularformen sowohl für astro- 

 nomische, wie für terrestrische Fernrohre wird eine 

 grofse Anzahl beschrieben, zum Schlul's das für Sonnen- 

 beobachtungen so bequeme Polari sa t i ons-Ocular 

 (nach Christie und nach Merz). Die Sp iegeltele- 

 s k o p e , die vielleicht im neuen Jahrhundert zu neuer 

 Blüthe gelangen werden, sind in den gebräuchlichsten 

 Constructionen dargestellt, der von Herschel, New- 

 ton, Gregory und Cassegrain, wozu noch in den 

 letzten Jahrzehuten das sehr praktische Brachytele- 

 skop von Karl Fritsch (Wien) in mehreren recht 

 leistungsfähigen Exemplaren hinzukam. Die Beleuchtung 

 der schon genannten Fadennetze im Fernrohre geschieht 

 in den mannigfachsten Arten; die erprobtesten Vorrich- 

 tungen hat Verf. ausgewählt. Er giebt dann noch einige 

 Methoden zur Bestimmung der Brennweite eines Objec- 

 tives, so die von Max Wolf und H. C. Vogel auf den 

 Einschnürungen der Sternspectra beruhende, sowie die 

 Ermittelung des Einflusses der Temperatur und des Luft- 

 druckes auf die Brennweite. 



Zu den Winkelmessungen am Himmel werden meistens 

 getheilte Kreise benutzt. Die Herstellung dieser 

 Theilungen in verschiedenen Künstlerwerkstätten und die 

 dabei benutzten Theilmaschinen leiten das letzte Kapitel 

 des ersten Baudes der „Instrumentenkunde" ein. Für 

 die Untersuchung der Theilungen werden mehrere Me- 

 thoden und Rechenschemata angeführt, Excentricitäts- 

 fehler und Einwirkung der Schwere auf die Form der 

 Kreise kurz berührt. Den Schlufs des Kapitels bildet 

 die Beschreibung der Klemmen und Feinbewe- 

 gungen. 



Noch umfang- und inhaltsreicher als der erste er- 

 weist sich der zweite Band des „Handbuches", obwohl 

 die letzten Abschnitte stark gekürzt sind. Er beginnt 

 mit den Mikrometern. Beschrieben und theoretisch 

 behandelt werden die im Gesichtsfelde fest angebrachten 

 Lamellen- (Balken-), Rauten- und Ringmikrometer, die 

 durch Schrauben beweglichen Fadenmikrometer in ver- 

 schiedenen Formen (z. B. Fraunhofer, Repsold), 

 Knorres „Declinograph", Pritchard-Grubbs Duplex- 



