Nr. 9. 



1900. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



XV. Jahrg. 117 



mikrometer und einige andere seltenere Apparate. Ein 

 anderes Princip, Bildverdoppelung durch Verschieben 

 der Hälften eines zerschnittenen Objectives (oder auch 

 einer Ocularlinse), kommt bei einer anderen Klasse von 

 Mikrometern zur Anwendung, deren bekannteste Reprä- 

 sentanten die Heliometer (Dollond, Fraunhofer, 

 sehr vervollkommnet durch Repsold) sind; das Helio- 

 meter der Kapsternwarte und das zu Göttingen werden 

 an der Hand zahlreicher Abbildungen eingehend erklärt. 

 Mikrometer mit einer durchschnittenen Ocularlinse sind 

 von Steinheil, Amici und Airy hergestellt, das 

 Airysche wurde namentlich von Kaiser in Leyden zu 

 werthvollen Messungen benutzt. Sodann wurden Mikro- 

 meter construirt, bei denen Prismen aus doppelbrechen- 

 den Krystallen Doppelbilder erzeugen, von Rochon und 

 Arago und neuerdings von V. Wellmann; das letztere 

 liefert sehr genaue Doppelsternmessungen , indem die 

 Bestimmung der Sterndistanzen auf die verhältnifsmäfsig 

 viel sicherere Messung von Positionswinkeln zurück- 

 geführt wird. 



Die nächste Abtheilung der „Instrumentenkunde" 

 umfafst „Instrumente zu besonderen Zwecken". Hierher 

 sind gerechnet die Projectionsap parate, z. B. zur 

 Darstellung des Sonnenbildes ; wird an Stelle der Pro- 

 jectionstafel eine photographische Plattte gebracht, so 

 haben wir ein photographisches Fernrohr. Nach Be- 

 schreibung mehrerer heliographischer Einrich- 

 tungen (zu Sonnenaufnahmen bei Venusdurchgängen, 

 Fleckenphotographien u. s.w.) und verschiedener Helio- 

 staten und Siderostaten (von Repsold, Fuess, Silber- 

 mann) gelangt Verf. zu den „photographischen 

 Refractoren", wie sie von Henry, Grubb und 

 Repsold für Sternaufnahmen gebaut oder behufs Ab- 

 bildung lichtschwacher Objecte (Nebel) und von Meteoren 

 construirt wurden. Im Auschlufs werden die wichtigsten 

 Formen der zur Vermessung der Aufnahmen gebrauchten 

 Mefsapparate angeführt. Ueber Photometer und 

 Spectralapparate bringen die beiden folgenden Ka- 

 pitel die hauptsäcblichsteu Angaben; manche Einzelheiten 

 konnten hier übergangen werden, da über diese Special- 

 gebiete besondere Werke existiren (von G.Müller bezw. 

 J. Scheiner, Rdsch. 1898, XIII, 49 bezw. 13). 



Wir kommen nun zum Hauptabschnitt des vorliegen- 

 den Buches, „die ganzen Instrumente" betitelt. Sehr 

 eingehend werden zuerst der vielgebrauchte Spie gel - 

 sextant und verwandte Apparate (Octant, Vollkreis, 

 Prismenkreis) behandelt. Die Theorie des Sextanten, 

 sein Bau, die Untersuchung der Spiegel, Blendgläser, der 

 Theiluug, die Fehlerbestimmungen und die hierzu be- 

 nutzten Hülfsapparate werden ausführlich erläutert. Auch 

 eine Reihe von Beispielen für die Construction des Pris- 

 meukreises und die Stative wird beigebracht. Das fol- 

 gende Kapitel veranschaulicht den grofsen Formenreich- 

 thum, der auf dem Gebiete der Construction der 

 Universalinstrumente, Höhenkreise und Zenithteleskope 

 herrscht. Ueber dreifsig verschiedene Universale sind 

 abgebildet, aufserdem die grofsen Altazimuthe von Green- 

 wich und Strafsburg und zwei kleinere solche Instrumente. 

 Zu Messungen der Höhen oder Zenithdistanzen speciell 

 im Meridian gebrauchte man ehemals Mauerquadranten, 

 die nun fast ganz veraltet sind. Viel verwendet werden 

 noch Verticalkreise und Zenithteleskope, gröfsere, fest 

 aufgestellte (Troughton, Ertel), wie kleinere, trans- 

 portable. Von Zenithteleskopen werden ein Wanschaff- 

 sches (geodät. Institut, Potsdam), ein Bambergsches 

 (Leipzig) und einige andere beschrieben. Neuartig ist 

 Chandlers „ Almukantar " , ein Höheninstrument, 

 das auf Quecksilber schwimmt; dadurch wird die hori- 

 zontale Lage des Horizontalkreises ohne Anwendung der 

 nie absolut zuverlässigen Libellen gesichert. Der Photo- 

 chronograph der Georgetownsternwarte, mit dem 

 photographisch Zenithdistanzen (behufs Bestimmung der 

 Polhöhenschwankungen) ermittelt werden, ist ein solches 

 Almukantar. Auch bei mehreren anderen Zenithtele- 



skopen wird die Photographie beigezogen. Endlich haben 

 C handler, sowie Beck in Riga Apparate zur Beob- 

 achtung constanter Höhen gebaut. 



Das Durchgangsinstrument ist von O.Römer 

 in einfachster Form eingeführt worden. Die weitere 

 Entwickelung und seine Verbindung mit dem Vertical- 

 kreise zum modernen Meri diau kreise knüpft sich an 

 die Namen Bradley, Lalande, Reichenbach und 

 Ertel, Eichens, Repsold, Bamberg, Heyde, 

 Saegmüller und manche Andere. Sehr bewährt haben 

 sich die kleineren Passageinstrumente mit gebrochenen 

 Fernrohren, denen das grofse Universaltransit der 

 Berliner Sternwarte (von Bamberg) verwandt ist. Den 

 Fortschritt im Bau dieser Klasse von Instrumenten ver- 

 anschaulicht Kap. 17 der „Instrumentenkunde" durch 

 zahlreiche Beispiele und „Muster" aus älterer und neuerer 

 Zeit. Zugleich behandelt dasselbe die Bestimmung der 

 Constanten der Passageninstrumente und Meridiankreise 

 sowie der Instrumental- und physiologischen Fehler. Er- 

 wähnt werden auch einige Methoden zur Ermittelung 

 oder Vermeidung der „persönlichen Fehler" (Bakhuyzen, 

 W i s 1 i c e n u s). 



Im Anschlufs an dieses Kapitel giebt das achtzehnte 

 eine Darstellung von Registrirapparaten (Chrono- 

 graphen), die bei den Durchgangsbeobachtungen zur 

 Verwendung gelangen, erläutert ihre Constructionen und 

 beschreibt die zur Ablesung der Registrirstreifen ge- 

 bräuchlichen Vorrichtungen. 



Die zu Beobachtungen in beliebigen Regionen des 

 Himmels dienenden Fernrohre erhalten in der Regel eine 

 parallaktische Aufstellung, der aber die Künstler 

 die mannigfachsten Formen gegeben haben. Die „eng- 

 lische Aufstellung", deren Princip darin besteht, dafs die 

 stark verlängerte Polaraxe an beiden Enden unterstützt 

 ist, wird an mehreren Beispieleu, vornehmlich aber an 

 dem von Airy erdachten und von Ransomes und 

 Sims gebauten Greenwicher Aequatorial erläutert. In 

 neuerer Zeit ist diese Form bei photographischen Fern- 

 rohren wieder öfter in Anwendung gelangt. Sonst ist 

 die „deutsche Aufstellung" am gebräuchlichsten. Verf. 

 beschreibt von älteren Instrumenten dieser Art den 

 Dorpater Neunzöller von Fraunhofer, den Pulkowaer 

 15-Zöller von Merz, Rep so lds Aequatorial für Gotha, 

 von neueren Fernrohren die 18 -Zöller von Strafsburg 

 und Mailand und den 30-Zöller von Pulkowa (Repsold), 

 ferner eine gröfsere Anzahl neuerer Instrumente aus 

 anderen Werkstätten sowohl in Deutschland (Steinheil, 

 Reinfelder u. Hertel, Bamberg, Heyde, Heele), 

 wie in England (Grubb s 26 -Zöller für Wien, Cooke 

 and Sons), Amerika (Clark, Warner and Swaseys 

 Lick- und Yerkesrefractor von 36 und 40 Zoll Oeffnung, 

 Saegmüller) und Frankreich (Eichens, Brunner). 

 Auch ein Universalstativ von F r i t s c h findet Erwähnung. 



Auch die Reflectoren werden meist äquatoreal mon- 

 tirt, nur einige wenige (Herschels und Lord Bosses 

 grofse Teleskope) bekamen azimuthale Aufstellung. Als 

 Beispiele äquatorealer Aufstellung werden Lassells 

 Teleskop, das Melbourner, das Pariser und ein Common- 

 sches (Ealing, England) beschrieben, aufser einigen 

 kleineren aus neuerer Zeit. 



Andere Arten der Aufstellung werden durch das 

 Ellbogenfernrohr (Coude) von Loewy, das sich 

 wegen seiner bequemen Handhabung auf verschiedenen 

 französischen Sternwarten und in Wien vorzüglich be- 

 währt hat, durch Airys Bahnsucher (Greenwich, 

 Strafsburg, Drehung um drei Axen möglich) und durch 

 Verlegung des Drehmittelpunktes in das Ocular des 

 Fernrohres gekennzeichnet. Letztere Montirung hat sich 

 bei Kometensuchern sehr bequem erwiesen und ist 

 in grofsem Mafsstabe bei dem Riesenfernrohr der 

 Sternwarte Treptow bei Berlin zur Anwendung gelangt. 



Gelegentlich : der Beschreibung einzelner Fernrohre 

 giebt Herr A m b r o n n auch die Details der Einrichtung 

 der Uhrwerke, welche den Fernrohren eine dem täglichen 



