Nr. 43. 1900. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



XV. Jahrg. 555 



könnte. ■ — Zum Schlufs sprach Herr M. Wien über „Die 

 Erzeugung und Messung von Sinusströmen". Bei allen 

 Untersuchungen mit elektrischen Schwingungen, die durch 

 Condensatorentladungen erzeugt werdeu, besteht eine 

 Schwierigkeit in ihrer grofsen und unregelmäßigen 

 Dämpfung. Das Ideal elektrischer Schwingungen wären 

 contiunirliche, reine SinuBschwingungen , deren Stärke 

 und Schwingungszahl man beliebig, etwa zwischen 1 und 

 1000 Billionen ändern könnte. Den Apparat, mit dem 

 der Vortragende die Schwingungen erzeugt, die Wechsel- 

 stromsirene, hat derselbe schon vor zwei Jahren in 

 Düsseldorf im Princip beschrieben. Eine Scheibe aus 

 Holz oder Messing enthält eine Reihe von Eisenstücken, 

 die ähnlich wie die Löcher einer akustischen Sirene an- 

 geordnet sind. Diese Scheibe, durch einen Motor in 

 schnelle Rotation versetzt, läuft zwischen den Polen eines 

 Elektromagneten. Auf diese Weise entsteht in einer 

 secundären Wickelung um die Pole des Elektromagneten 

 ein Wechselstrom von einer Frequenz, die durch die 

 Anzahl der Umdrehungen und die Anzahl der Eisenstücke 

 bedingt ist. Die so erzeugte elektromotorische Kraft ist 

 zwar an sich durchaus nicht sinusförmig, der Strom 

 wird jedoch durch elektrische Resonanz verstärkt und 

 von den Oberströmen gereinigt. Den Stromkreis schliefst 

 man nicht direct, sondern schaltet einen passenden Con- 

 densator ein. Im Neben schlufs des Stromkreises liegt 

 ein Dynamometer, dessen Ausschlag die Stromstärke an- 

 giebt. Die so erzeugten Ströme sollen vor allem dazu 

 dienen, alle möglichen elektromagnetischen Gröfsen zu 

 messen. Dazu braucht man insbesondere Instrumente, 

 die eine empfindliche Nulleinstellung in der Wheatstone- 

 schen Brücke ermöglichen. Der Vortragende erklärt so- 

 dann ein neues Vibrationsgalvanometer, das vor den 

 älteren Constructionen den Vorzug hat, leicht herstellbar 

 und einfach in der Handhabung zu sein. — In der Dis- 

 cussion bemerkte Herr Grützner, dafs er vor längerer 

 Zeit einen ganz ähnlichen Apparat, eine sogenannte Reiz- 

 sirene, construirt hat, wie der Vortragende ihn beschrieben. 

 Zwischen den linienförmigen Polen eines Magneten eines 

 Siemens sehen Telephons rotirte eine Scheibe mit eisernen 

 Zähnen verschiedener Gröfse, Zahl und Gestalt, wodurch 

 Ströme von sehr verschiedenem Verlauf erzeugt werden 

 konnten. 



Der fünften und letzten Sitzung, vom 20. September 

 Nachmittags, präsidirte Herr A.Lorentz (Leiden). Z u Be- 

 ginn derselben berichtete Herr Klingelf uss(Basel) „Ueber 

 einen neuen Funkentransformator". Herr Klingelfuss 

 hat sich seit einigen Jahren damit beschäftigt, mit Inducto- 

 rien bessere als die bekannten Resultate zu erzielen, sah 

 aber bald ein, dafs ohne eine gründliche Untersuchung aller 

 Bestimmungsstücke nichts zu erreichen wäre. Es gelang 

 ihm in erster Linie eine Wickelung der secundären Spule 

 herzustellen, bei der der ganze Draht in einem einzigen 

 fortlaufenden Stück aufgewickelt war, und dabei die 

 Windungen so anzuordnen, dafs sich dieselben der zu- 

 nehmenden Potentialdifferenz nahezu proportional von 

 einander entfernen. Mit einer gröfseren Anzahl solcher 

 Spulen wurde nun in erster Linie die Abhängigkeit der 

 secundären Funkenlänge von der Windungszahl unter- 

 sucht, wobei sich eine vollkommene Proportionalität zwi- 

 schen Funkenlänge und Windungszahl fand. Ist nun die 

 Feststellung dieser Proportionalität an sich auch nicht 

 so überraschend, so sind doch die erhaltenen Werthe 

 aufserordentlich wichtig für die Vorausberechnung einer 

 Spule für irgend eine Funkenlänge. Die nachgewiesene 

 Proportionalität berechtigt aber auch, das Windungs- 

 verhältnifs der primären und secundären Spule als Factor 

 bei der Berechnung der secundären Spannung zu benutzen. 

 Bei der Bestimmung dieser secundären Spannung ist der 

 Vortragende von ganz neuen Gesichtspunkten ausgegangen, 

 auch hat derselbe bei Gelegenheit dieser Untersuchungen 

 Erscheinungen beobachtet, wie sie bisher an Inductorien 

 noch nie gesehen worden sind. Der beim Unterbrechen 

 des primären Stromes entstehende Selbstinductionsstrom 



entlädt sich unter heftiger Funkenbildung zwischen den 

 Contacten des Unterbrechers, wenn dem Extrastrom nicht 

 eine andere geeignete Bahn geboten wird, in welche er 

 sich entladen kann. Ist aber diese Bahn vorhanden, und 

 als solche ist der Condensator anzusehen, so nimmt der 

 Extrastrom diesen Weg. Je schneller die Entfernung 

 der Contacte von einander erfolgt, um so gröfser wird 

 diejenige Elektricitätsmenge sein, welche in den Conden- 

 sator geht, und um so kleiner die, welche unter Funken- 

 bildung zwischen den Contacten verloren geht. Eben 

 jene sich in den Condensator entladende Elektricitäts- 

 menge ist als der Ausgangspunkt für die fernere Leistung 

 des Inductoriums oder Funkentransformators zu betrach- 

 ten. Je gröfser die in deu Condensator von gleich blei- 

 bender Capillarität geleistete Elektricitätsmenge ist, um 

 so gröfser wird die Spannung an den Belegungen der- 



selben, entsprechend der Formel E 



K 



, die Spannung 



des Extrastromes ist nun für die Funkentransformatoren 

 die eigentliche primäre Spannung, während der für die 

 Hervorrufung des Selbstinductionsstromes erforderliche 

 primäre Strom besser der Erregerstrom genannt wird. 

 Mit der Erregerstromstärke wächst nahezu proportional 

 die Spannung des primären Selbstinductionsstromes. Der 

 Werth von E wird durch die Länge des secundären 

 Funkens nicht wesentlich beeinflufst, Bedingung ist nur, 

 dafs E eine solche Spannung erhält, dafs diese multipli- 

 cirt mit dem Transformationsverhältnisse für die seeun- 

 däre Spule die zum Durchschlagen einer gewissen Strecke 

 erforderliche Minimalspannung liefert. Wird aber die 

 Strecke kürzer gemacht, ohne dafs man im übrigen etwas 

 ändert, so mufs die seeundäre Spannung auch für die 

 kürzere Strecke die gleiche bleiben. Andererseits mufs, 

 wenn E durch gröfsere Stromzufuhr erhöht wird, die 

 Spannung des secundären Funkens zunehmen, wenn auch 

 die Funkenlänge nicht vergröfsert wird. Beide Voraus- 

 setzungen wurden durch die vorgeführten Experimente 

 unterstützt. „Man kann demnach gleiche Span- 

 nungen für verschiedene Funkenlängen und ver- 

 schiedene Spannungen für gleiche Funkenlängen 

 haben." Vergröfsert man die Capacität des Condensators, 

 so wird der neue Werth von E, multiplicirt mit dem 

 Windungsverhältnifs, nun nicht mehr die zum Ueber- 

 springen des Funkens erforderliche Spannung ergeben; 

 erst nachdem man auch y durch Erhöhung des Erreger- 

 stromes vergröfsert hat, kann man wieder die zum Ueber- 

 springen erforderliche seeundäre Spannung bekommen. 

 Infolge des sehr kleinen Widerstandes einer Spule scheinen 

 die Schwingungen, welche zwischen Condensator und 

 primärer Spule auftreten, in der secundären Spule folgen 

 zu können. Bläst man den Funken ab, so sieht man der 

 Hauptentladung parallel verlaufende Linien, welche Herr 

 Hagenbach-Bischoff als Oscillationen der Entladung 

 erklärte. Der Luftstrom reifst diese aus einander, indem 

 die erste Entladung in der Luft eine Art Röhre zurück- 

 läfst, durch welche die folgenden Entladungen stattfinden 

 und so durch Abblasen der Luft das Bild von Schich- 

 tungen zeigen. Der Vortragende hat diese Schichtungen 

 weiter untersucht und gefunden, dafs sie sich mit der 

 Capacität des Condensators ändern und andererseits bei 

 unveränderter Capacität je nach Anwendung gröfserer 

 oder kleinerer Erreger - Stromstärke verschieden sind. 

 Danach können diese Schichtungen als durch das Mag- 

 netfeld gedämpfte Oscillationen betrachtet werden, welche 

 infolge des kleinen Widerstandes des Condensators in 

 der secundären Spule folgen können. Ueberhaupt scheint 

 der Funkentransformator deu gleichen Gesetzen wie der 

 Wechselstromtransformator unterworfen zu sein, wenn 

 man als primäre Spannung diejenige des primären Selbst- 

 inductionsstromes und als Periode die Schwingungsdauer 

 der Schichten annimmt. — Herr Benischke (Pankow- 

 Berlin) erklärte sodann einige „Neuere Mefsinstrumente 

 für Wechselströme". — Herr Erich Marx (Leipzig) re- 

 ferirte darauf einiges „Ueber Halleffecte in Flammen- 



