526 



Naturwissenschaftliche Wochcuscnrift. 



XI. Nr. 44. 



Firma Fuess-Steglitz bei 

 wovon wir in Fig. 2 a und 

 zur Anschauung bringen. 



Berlin zu verdanken ist und 

 2 b zwei verschiedene Formen 

 Bekanntlich sind die Fehler, 



mag man auch gleichzeitig 

 Feuchtigkeit 



welche gewhnliehe Thermometer unter dem Einfiiiss der 

 Sonnenstrahlung aufweisen knnen, ausserordentlich gross, 

 so dass alle Angaben ber Lufttemperaturen, soweit diese 

 nicht in tiefem Schatten gemessen werden, vllig ungenau 

 und unbrauchbar sind. Zumal auf Luftschitffahrten machte 

 dieser Umstand sich in der unangenehmsten Weise be- 

 merkbar. Prof. Assmann nun ersann, um 

 diesem ebel abzuhelfen, das Aspirations- 

 psychrometer, dessen Herstellung der ge- 

 nannten vortrefflichen Firma vollstndig 

 gelang. Durcli ein Uhrwerk wird ein 

 Rdchen in sehr schnelle Umdrehung ver- 

 setzt in der Weise, dass es dabei die Luft 

 in raschem Strome ansaugt. Dieser Luft- 

 strom besitzt in Folge seiner krftigen 

 Bewegung die wahre Lufttemperatur und 

 wird nun so geleitet, dass er gezwungen 

 wird, an den beiden Thermometern (ein 

 trockenes und ein feuchtes) vorbeizustreichen. 

 Da nun die beiden Thermometer nach Mg- 

 lichkeit auch gegen die directe Strahlung 

 der Sonne geschtzt sind, so kommt es, dass 

 man mit dem Aspirationspsychrometer selbst in strkster 

 Sonnengluth die wahre Lufttemperatur bis auf winzig 

 kleine Fehler zu ermitteln im Stande ist. Da ein trocke- 

 nes und ein feuchtes Thermometer vorhanden sind, so ver- 



die absolute und relative 

 fehlerfrei zu bestimmen. Das Instrument ist 

 ausserordentlich handlich 

 und im Lederetui bequem 

 in der Tasche zu trans- 

 portiren, so dass es zu- 

 mal fr Forschungsrei- 

 sende von hchster Be- 

 deutung ist. Man ver- 

 dankt es vorzugsweise 

 diesem Instrumente, wenn 

 man jetzt durch die wis- 

 senschaftlichen Ballon- 

 fahrten die Lufttempe- 

 raturen in den hohen 

 Schichten der Atmosphre 

 genau bestimmt hat, wo- 

 bei man erkannte, dass 

 die alten, meist von Glais- 

 her herstannnenden Tem- 



pcraturbeobaclitungen 

 auf Ballonfahrten durcli 

 Strahlungseinflsse viel- 

 fach Fehler von 20, ja 

 25 und mehr Graden 

 aufweisen, also ganz un- ^==Bii.=:-_=_ 



brauchbar sind. 



Die gleiche Firma 

 stellt neben vielen rein physikalischen noch 

 andere meteorologische Apparate aus, zumal 

 in den Berliner Urania-Sulen 

 haben. Erwhnt seien hier nur noch 

 Anemometer, welche durch mehrere 



Flg. 3, 



Ftg. 4. 



Verwendung 



zahlreiche 



diejenigen, 



ge- 



die Fuess- 



Uhrwerke 



ionen Metern Umdrehungen des Schalenkreuzes 



H. 

 -Al- 



welche 



fundcn 



sehen 



bis zu lU Mil 



selltstthtig 



Variometer heisst ein neues, von v. Hefner 

 teneck angegebenes Instrument (Fig. 3), welches die ge- 

 ringfgigsten, pltzlichen Aenderungen des Luftdrucks mit 

 Sicherheit zu erkennen gestattet und insofern die Angaben 

 des Barometers in sehr wUnschenswerther Weise zu cr- 



registru-en 



ganzen berufen ist. Das neue Instrument ist von der Firma 

 Warmbrunn, Quilitz & Co. iu Berlin ausgestellt. Es ist 

 von der einfachsten Construction und kann daher unbeschadet 

 seiner Genauigkeit und Empfindlichkeit fr einen fabelhaft 

 billigen Preis (3,60 M.) hergestellt werden. Im Wesentlichen 

 besteht es nmlich aus einer mit Luft erfllten Flasche, 

 welche durch einen mit zwei Glasrhrchen durchbohrten 

 Gummipfropf verschlossen ist. Das eine dieser Glasrhr- 

 chen enthlt in einem in wagerechter Lage gebogenen 

 Abschnitt ein Flssigkeitstrpfchen, das 

 den Abschluss der im Inneren der Flasche 

 enthaltenen Luft gegen die Aussenluft bil- 

 det. Bei jeder eintretenden usseren Druck- 

 schwankung wird dieses gefrbte Flssig- 

 keitstrpfchen so weit verschoben werden, 

 bis der Luftdruck im Innern der Flasche 

 gleich dem usseren Druck geworden ist. 

 Um nun dieses als Index dienende Trpf- 

 chen nach erfolgter Verschiebung wieder auf 

 die normale Stellung zurckzufuhren und 

 zugleich eine Verschiebung desselben durch 

 den Wechsel der Lufttemperatur zu verhin- 

 dern, ist das zweite Glasrhrchen in eine 

 sehr feine Spitze ausgezogen und setzt durch 

 diese die ussere Luft mit der inneren 

 in unmittelbare Communication. Allmhlich wird daher 

 durch die feine Oeff'nung der Ausgleich zwischen innerer 

 und usserer Luft erfolgen und das oben erwhnte 

 Flssigkeitstrpfchen daher wieder in seine ursprngliche 

 Lage zurckkehren. Es ist klar, dass pltzliche Tempe- 

 raturnderungen der inneren Luft ebensolche Wirkungen 



ussern mssten, wie 

 blosse Druckschwankun- 

 gen der Aussenluft und 

 desshalb besitzt die ganze 

 Flasche noch einen Filz- 

 mantel, welcher schnelle 

 Temperaturnderungen 

 der Innenluft unmglich 

 macht. Das so geschaffe- 

 ne, in der That hchst 

 einfache Instrumentchen 

 zeigt nun eine wirklich 

 erstaunliche Empfindlich- 

 keit, indem es z. B. die 

 Luftdruckabnahme mit 

 der Hhe schon bei einer 

 Hebung um wenige Deci- 

 meter aufs deutlichste zu 

 erkennen gil)t und auch 

 andere, minimale Druck- 

 nderungen, z. B. die 

 durch das Oeffnen einer 

 Thr entstehenden, sofort 

 anzeigt. Es steht zu er- 

 warteu, dass auch die 

 Meteorologie die Angaben 

 des Variometers, die uns sozusagen von den kleinsten Wellen 

 in unserem Luftmecr Kunde geben, nicht unbeachtet 

 lassen wird, wenn dieselben auch fr das Studium der Atmo- 

 sphre nicht von so grosser Bedeutung sein drften wie 

 die vom langsamen Ebben und Fluthen im Luftmeer zeu- 

 genden Schwankungen des Barometers. F. Kbr. 



Erwinit niye" ferner ein Barometer der Firma 

 Otto Bohne-Berlin werden, das sogenannte Barometer 

 No. 14", welches gegen Teniperatureinfluss compensirt 

 ist, so dass keine Correctionen der Barometerstnde auf 

 0" erlbrdcrlich sind. Das Instrument ist besonders fr 

 llhenmessungen geeignet, da es eine Skala zum directen 



