594 



Naturwissenschaftliche Wocheuschrift. 



XII. Nr. 50. 



Luuimer iiud Wien, indem man einen Hohlraum auf 

 eine berall gleichmssige Temperatur bringt und seine 

 Strahlung durch eine Oetfnung nach Aussen gelangen 

 lsst." 



Entsprechende schwarze" Krper wurden demonstrirt, 

 die zur Prfung obiger Gesetze in der Reichsanstalt be- 

 nutzt worden sind. Ein nach Art des Lesliewrfels mit 

 Dampf geheizter Hohlraum dient als constante Vergleichs- 

 strahlnugsquellc imd ist bei Detinition der strahlenden 

 Oeffnuug als Strahlungseinhcit" zu gebrauchen. 



Aus der Strahlung eines schwarzen" Krpers und 

 der Lage des Energiemaximums im Speetrum der Sonne 

 kann auf die Temperatur derselben geschlossen werden. 

 Nach Paschen ist diese gleich 5400". Die Besprechung 

 der Kurlbaum'schen Methode der Strahlungsmessung in 

 absolutem Maasse und die experimentelle Demonstration 

 der Strahlung blanken und mittels Eisenoxyd geschwrzten 

 Platins im Vergleich zur Strahlung des absolut schwarzen" 

 Krpers bilden den Schluss der ersten Vorlesung. 



Die zweite Vorlesung handelte von der Liclitstrahlung 

 im Besonderen. Da Licht eine subjective Empfindung 

 ist, so ist eine absolute Messung ausgeschlossen. Die 

 relative Lichtvergleichung kann in letzter Instanz nur 

 vom Auge vorgenommen werden, zu dessen Untersttzung 

 die Photometer dienen. 



Zunchst wurde die neue Nomenclatur angefhrt. 

 Sodann wurde die Messung einer Lichtstrke ausfhrlich 

 besprochen. 



Es gehren dazu eine Lichteinheit, eine Photometer- 

 bank und ein Photometer. Der Reihe nach wurden diese 

 Dinge behandelt. 



Die verschiedeneu Lichteinheiten vom Oarcelbrenner 

 bis zur Hefnerlampe wurden gezeigt. Die jetzt allgemein 

 eingefhrte Hefucrlampe wurde eingehend in der Form 

 besprochen, wie sie von der Reichsanstalt geaicht wird. 

 Die auf der Strahlung glhenden Platins beruhenden 

 Lichteinheiten von VioUe, Siemens und Lummer-Kurlbaum 

 wurden besprochen und das Princip der letzteren experi- 

 mentell erlutert. 



Eigentlich nisste die mittlere rumliche Lichtstrke 

 der verschiedenen Lichtquellen gemessen werden, um 

 einen eberblick ber den wahren Werth derselben zu 

 erhalten. Man macht dies bei den Bogenlampen, wh- 

 rend bei den Glhlichtern die mittlere horizontale Licht- 

 strke gemessen wird. 



Was die Photometer selbst betrifft, so wurden die 

 Bedingungen aufgestellt, denen ein Lichtmesser gengen 

 muss, um die Emptindlichkeit des Auges gegen Hellig- 

 keitsunterschiede voll auszunutzen. Weder das Bunsen- 

 sche noch das Weber'sche Photometer, welche beide kurz 

 besprochen wurden, erfllen diese Bedingungen; ihnen ge- 

 ngt vllstndigdasPhotometer von L u mm e r und B r o d h u n. 

 An der Hand der einzelnen Theile, sowie fertiger Ajjjia- 

 rate wurde dieses Photometer und seine Construetion dar- 

 gelegt. Die Wirkungsweise des den Bunsen'schen Fett- 

 fleck ersetzenden optischen Wrfels (den idealen" 

 Fettfleck verkrpernd) wurde durch Projection demonstrirt. 

 Die Genauigkeit des Contrastphotometers" (Einstellung 

 auf gleich starkes Hervortreten zweier Felder ist die 

 doppelte derjenigen des Gleichheitsphotometers" (Ein- 

 stellung auf gleiche Helligkeit zweier Felder); der mittlere 

 Fehler einer Einstellung betrgt ^j^ "/o. 



Bei verschiedener Frbung der Lichtquellen bedient 

 man sich zur Vcrgleichung der Lichtstrken in den 

 einzelnen Farben des Spectvalphotometers, welches in der 

 Lummer-Brodliun'schcn Form kurz besprochen wurde. 

 Zur Vcrgleichung der Gesammflichtstrken kann das Sch- 

 schrfenprincip Verwendung finden. 



Als Lichtschwchuugsmethode fhrte der Vortragende 



einen rotirenden Sector vor, dessen Oeflfnung whrend 

 der Rotation verndert und dabei gemessen werden kann. 

 Es wurde schliesslich an der Hand einer Tabelle die 

 Oeconomie der Lichtquellen errtert. 



Diese etwas willkrliche konomische" Reihen- 

 folge wird vollstndig ber den Haufen geworfen, wenn 

 man ausser der Billigkeit auch noch andere Motive, wie 

 die Zweckmssigkeit und die gesundheitliche Wirkung 



Liehtarten betrachtet. Zur Erlutcrnne- dessen ging 



Vortragende auf das Wesen der verschiedenen Lichter 



in der Flauiiuc 

 bei den anderen 

 den elektrischen 



der 

 der 



ein, behandelte kurz den Verbrennuiigsprocess der frei- 

 brennenden Flammen, den Unterschied der leuchtenden 

 und nichtleuchtenden Gasflamme, den Aucrbrenner, die 

 Zirkonlampe, die elektrischen Lichter und schliesslich 

 das Acetylenlicht. 



Die AVirkungsweise des Schlke'schen Apparates 

 zur Erzeugung des Acetylenlichtes wurde demonstrirt und 

 das Acetylenlicht in Bezug auf Farbe und Helligkeit 

 besprochen. 



Bei allen Flammen leuchten feste, 

 befindliche Krper, bei den einen Kohle, 

 Zirkon, Thoriumoxyd u. s. w. Auch bei 

 Lichtern leuchtet glhende, feste Kohle, durch den elektri- 

 schen Strom erhitzt. 



Wre das Emissionsvermgen aller dieser leuchtenden 

 Substanzen das gleiche, und wsste man die Temperatur 

 des Glhstofifs bei den verschiedenen Lichtern, so knnte 

 man auf Grund der Strahlungsmessungen ber die Ab- 

 hngigkeit der Lichteniission von der Temperatur rein 

 theoretisch die Lichtstrken aller Lichtarten pro Flehen- 

 element mit einander in Beziehung setzen. Unter der 

 Annahme, dass die Lichtemission nur zur fnften Potenz 

 der absoluten Temperatur fortschreitet, leitet der Vor- 

 tragende die physikalische" Reihenfolge der Lichtarten 

 ab. Eine Vcrgleichung dieser mit der konomischen 

 Reihe giebt Aufschluss ber den Euergieverlust bei den 

 elektrischen Lichtern durch die complicirte Darstellung 

 der deu Leuchtstoff' erhitzenden, elektrischen Energie. 



Um zu zeigen, welcher Vorthcil bei den Lichtquellen 

 durch die Tenipcratursteigerung erzielt wird, steigert der 

 Vortragende den Strom einer Glhlampe langsam, bis der 

 Faden zu hoher Weissgluth gelangt und zerplatzt. Wh- 

 rend der Stromverbrauch aufs Doppelte gestiegen, ist die 

 Lichtenergie aufs Vierfache angewachsen. Bei hchster 

 Weissgluth des Glhfadens ist die elektrische Glhlampe 

 konomisch auch den besten Lichtern ebenbrtig und es 

 lohnt sich bei der Billigkeit der GIhlan)pen schon heute, 

 anstatt eine Lampe bei Rothgluth whrend langer Zeit, 

 lieber mehrere bei Weissgluth fr je krzere Zeit zu 

 brennen. 



Bei der elektrischen Bogenlampe werden 15 7o fl^i' 

 Energie in Licht umgewandelt. Theoretisch kann also 

 die Leistung noch auf das fache gesteigert werden. 



