Nr. 17. 



NaturwisRcnscliaftliche Wochenschrift. 



207 



(loi- Falirstif't /', der au ciueiii auf dem ersten Rahmen 

 senkroelit stehenden zweiten Kahnien />' befestigt ist. 

 Letzterer ist /.ugh'icli der Trger dei' Zldwerke Z. Zur 

 FiHirung des Instrumentes dienen die auf den Querseiten 

 des iiorizontaleu Rahmen angeijraeiiten Pfannen /', in 

 weiche je ein Finger jeder Hand einzulegen ist. Es nimmt 

 also die liedienung; des Instrumentes im Ailg-emcinen 

 beide Hnde in Anspruch. Indess durcii .Vuflegen eines 

 Gcwiclites auf die eine Seite desselben kann auch die 

 eine Hand entbehrlich gemacht werden. Die Fahrrieiitung 

 giebt die vorn am Apparat angebrachte Spitze .S an. P>ei 

 der Fhrung hat mau darauf zu achten, dass der Fahr- 

 stift genau auf der Curve bleibt und zwar darf das nur 

 durch" Drehen des Ajjparates, nicht durch seitliches Ver- 

 sehieben desselben zu erreichen gesucht werden. Unter 

 Beachtung dieser Vorschrift laufen die Rdchen auf den 

 oben bezeichneten Parallelcurven, ferner steht dann von 

 selbst innuer die Achse derselben senkrecht auf der Curve 

 und geht in Folge 

 dessen auch stets 

 durch das Centrum 

 der Krmmung. 

 Letzterer Eigen- 

 schaft wegen ist 

 dieses Instrument 

 als Centralcurvi- 

 meter bezeichnet 

 worden. 



Eine andere 



Art von Parallel- 



curven erhlt man, Figur 2. 



wenn man von 



einem Punkt aus nach smmtlichen Punkten der Curve 

 Strahlen zieht und diese alle nach demselben Ver- 

 hltniss theilt. Die so entstehende Curve ist dann 

 genau im Theilungsverhltniss grsser oder kleiner als 

 die ursprngliche Curve. Nach diesem Princip der Pa- 

 rallelcurven sind die sogenannten Pantographen oder 

 Storchschnabel gebaut. Unter Benutzung eines solchen 

 ergab sieh die nachstehende zweite Form des Parallel- 



nuiss. Die Fhrung geschieht in der Weise, dass das 

 Laufrdchen in der durch das Steuer angegebenen Richtung 



vorwrts bewegt wird. Dabei hat man sein Augenmerk 

 wieder auf den Fahrstift zu lenken, diesen genau auf 

 der Curve zu halten, die Schildtlchc desselben aber stets 

 tangential zur Curve zu richten. Das Laufrdchen bewegt 

 sich dann ebenfalls von selbst auf der bezeichneten Pa- 

 rallclcurve. Die Lngen der Curven ergeben sich bei 

 beiden Apparaten nunuttelbar aus den Angaben der Zhl- 

 werke. Diese sind nndich von vornherein so angelegt, 

 dass sie die von den Laufrdchen zurckgelegten Weg- 

 strecken gleich halbirt anzeigen. 



Von den bisherigen Curvimetcrn darf den neuen In- 

 strumenten der Vorzug grosser Einfachheit der Construction 

 und Leichtigkeit der Handhabung zuerkannt werden. 



Anbringung eines Fahrstiftes ermglicht 



Die 



ausserdem die 



Befahrung 

 Resultates. 



rosse Genauigkeit des 



curvimeters (Fig. 2): An das eine Ende eines nach dem 

 Verhltuiss 1 : 2 getheilten Pantograjjhen ist ein nach 

 allen Riehtungen stellbares Laufrdcheu L angebracht. 

 Die Drehung desselben geschieht durch das Steuer S 

 oberhalb des Gestnges. Das andere Ende P des Panto- 

 graphen ist durch ein Gewichtstck festgelegt; es ist das 

 der Pol, um welchen der ganze Apparat sieh bewegt. 

 Wir haben demselben deshalb den Namen Polareurviraeter 

 beigelegt. In der Mitte zwischen den beiden Endpunkten 

 des Pantographen befindet sich der Fahrstift F. Dieser 

 hat eine schildfrmige Gestalt. Durch eine besondere 

 Steuerung St ist der Fahrstift mit dem Laufrdchen so 

 verbunden, dass Schildtlcbe des Fahrstiftes und Lauf- 

 rdchen stets in gleicher Richtuna- stehen und jede 



Drehung des 



einen von dem andern mitgemacht werden 



hngt 



kann, vllig 

 Resultates 

 Geschicklichkeit 

 der Curve ab. 

 Fehler nach 



ausgeschlossen 

 a 



ist. 



allerdings 



jedweder Curve sowie 

 Letztere wird wesentlich auch dadurch be 



dingt, dass der 

 Fahrstift als Fall- 

 stift construirt ist. 

 In Folge dessen be- 

 rhrt seine Spitze 

 die zu befahrende 

 Papierflche di- 

 rekt, wodurch ein 

 fehlerhaftes Fh- 

 ren des Instrumen- 

 tes, wie es bei 

 dem Nichtberh- 

 ren der Stiftspitze 

 leicht eintreten 

 Die Genauigkeit des 

 auch etwas von der 

 des Fhrenden wie auch von der Art 

 Im Allgemeinen bewegen sich aber die 

 den vorgenommenen Prfungen weit unter 

 1 %; sie belaufen sich meist nur auf wenige Zehntel 

 Procent. Besonders sichere Resultate liefern die Polar- 

 curvimeter. Wenn nun aber auch die Centralcurvimeter 

 um ein Geringes ungenauer arbeiten, so gewhren sie 

 doch auch wieder den grossen Vortheil, dass sie auf 

 jedem beliebigen Tisch benutzt werden knnen und un- 

 beschrnkt in jeder Richtung sich bewegen lassen. Die 

 Polarcurvimeter sind dagegen ihrer Construction ent- 

 sprechend in ihrem Fahrbereich beschrnkt und erfordern 

 zu ihrer Benutzung stets eine grssere ebene Flche. Wo 

 allerdings eine solche vorhanden ist, da drften die Polar- 

 curvimeter doch ihrer Genauigkeit wegen den Vorzug er- 

 halten, noch dazu da ihre Fhrung leichter ist und weniger 

 Zeitaufwand erfordert. Jedenfalls hegen wir die Ueber- 

 zeugung, dass die Parallelcurvimeter einen wesentlichen 

 Fortschritt bedeuten, und wir glaubten deshalb im Dienste 

 der Wissenschaft zu handeln, wenn wir dieselben durch eine 

 ausfhrliche Beschreibung weiteren Kreisen bekanntmachen. 



Ueber die Pfeilgifte'* liegen weitere sehr eingehende 

 Untersuchungen vor von Professor L. Lew in (Virehow's 

 Archiv fr patholog. Anatomie und Physiologie etc. 136. 

 Band, S. 4(3lf. und 138. Band, S. 283 ff. Besonders er- 

 schienen im Verlag von Georg Reimer, Berlin. Siehe 

 Naturw. Wochenscbr." 1894, S. 375 tf.). Lewin be- 

 spricht darin, was uns Wissenswerthes ber die Pfeilgifte 

 der einzelnen Stmme, welche Pfeilgifte gefhrt haben 

 oder noch fhren, berliefert ist, und berichtet ber die 

 Untersuchungen, welche er besonders mit dem reichen 

 Material des Museums fr Vlkerkunde in Berlin ange- 



stellt hat. Leider sind ja die berkommenen Angaben 

 ber Herkunft der Gifte, wie schon in unserer Arbeit 

 (Naturw. Wochenscbr." 1894, S. 375) erwhnt, zumeist 

 sehr mangelhaft. Auch das Material der einzelnen Gifte, 

 welches L. zur Verfgung stand, war im Ganzen nur sprlich. 

 Daher ist vorauszusehen, sagt L., dass noch eingehendere 

 Aufklrungen ber die Natur des einen oder anderen dieser 

 Gifte in der Zukunft gegeben werden, als ich sie zu geben 

 vermochte. Die mitgetheilten Forschungen sollen die 

 Grundlagen fr weiteres Arbeiten darstellen. Ausser ge- 

 lungenen chemischen Reindarstellungen wirksamer Be- 



