XIII. Nr. I. 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



183 



die am Glase haftende Luftschicht in das Vaeuum hin- 

 eintreibt. 



In Folge der 

 genauen Regulirung 

 des Vacuunis ist die 

 Intensitt der mit 

 der hier beschrie- 

 benen, neuen Rnt- 

 genlampe erzeugten 

 Strahlung bei Ver- 

 wendung- von ver- 

 hltnissmssig klei- 

 nen Funkcnindueto- 

 ren sehr bedeutend; 

 man kann z. B, mit 

 Inductorien von nur 

 15 bis 20cm Schlag- 

 weite Strahlen er- 

 zielen, die das Kno- 

 chengerst der 1 Iand 

 durch eine 2 mm 

 dicke Messingplatte 

 hindurch deutlich 

 erkennen lassen. 

 Eine Probe von der Leistung 1 der 

 neuen Lampe giebt die in Figur 3 

 reproducirtc photographische Auf- 

 nahme einer Messingplatte von 3 mm 

 Dicke mit kreuzweise aufgelegten 

 1 nun dicken Messingstreifen. Die 

 Aufnahme erfolgte mit 5 Minuten 

 Belichtung bei 15 cm Schlagweite 

 des Inductors und 15 cm Entfernung 

 zwischen Rhre und Object. Die 

 Rntgenlampen eignen sich wegen 

 der Intensitt ihrer Strahlung be- 

 sonders zur Durchleuchtung des 



Ausgerenkter Arm 



Arm. wieder eingerenkt 



ganzen Krpers 

 erwachsener Per- 

 sonen. 



Die Verwen- 

 dung der F unken - 

 induetoren fr 

 Rntgen - Versu- 

 che stellte ver- 

 schiedene neue An- 

 forderungen an die 

 Construction dieser 

 Apparate. 



Inductor und 

 Unterbrecher sollen, 

 ohne Schaden zu 

 nehmen, eine ln- 

 gere, ununterbroche- 

 ne Benutzung ge- 

 statten; der Unter- 

 brecher soll wh- 

 rend des Betriebes 

 ohne Strung des- 

 selben regulirbar 

 sein; einzelne der 

 Abnutzung unter- 

 worfene Thcile des 

 Unterbrechers sollen 

 sich auf einfache 

 Weise auswechseln 

 lassen. 



Diesen Anforderungen entsprechen die von der ge- 

 nannten Firma gebauten Induetoren. Die Abbildung 4 



Fig. 4. 

 Funkeninductor. 



stellt einen Inductor fr 30 cm Schlagweite dar, der auf 



der linken Seite 

 mit einem Queck- 

 silber-Unterbrecher 

 und Stromwender 

 und auf der rechten 

 mit einem Deprez- 

 Unterbrccher ver- 

 sehen ist; in dem 

 Kasten, auf dem 

 diese Thcile aufge- 

 baut sind, befindet 

 sich der Conden- 

 sator. 



Die eigenar- 

 tige Behandlung 

 der See und r- 

 spule macht das 

 Auftreten von Isola- 

 tionsfehlern in die- 

 sem empfindlichsten 

 und werthvollsten 

 Thcile des Appa- 

 rates selbst bei lang 

 anhaltender, starker Beanspruchung 

 unmglich; dasselbe gilt fr den zur 

 Unterbrechungsstelle des Primrstrom- 

 kreises parallel liegenden, sorgfltig- 

 zusammengesetzten Condensator. 



Bei der Ausfhrung des rechts 

 montirten Dep rez-Unterbrechers 

 ist darauf Bedacht genommen, dass 

 die Unterbrechungsfunken weder eine 

 bermssige Erwrmung hervorrufen 

 noch eine Beschdigung der isolircn- 

 den Theile herbeifhren. 

 Bei Funkeninductoren 

 ringere 



ten (10 cm) gengt 

 ein Unterbreehungs- 

 contact, bei sol- 

 chen fr hhere 

 Schlagwciten (von 

 20 cm an) hat es 

 sich im Interesse 

 sicheren Func- 



tionirens als vor- 

 theilhaft erwiesen, 

 zwei Contacte zu 

 verwenden; die 



Stromunterbrechung 

 ist alsdann eine 

 gleichmssigcrc, so 

 dass grssere 



Schlag-weiten auch 

 durch den Dcprez- 

 Untcrbrecher mit 

 Sicherheit erzielt 

 werden knnen. 



Der Queck- 

 silber-Unterbre- 

 cher auf der lin- 

 ken Seite des In- 

 ductors ist construc- 

 tiv dadurch ausge- 

 zeichnet, dass der 

 bewegliche Arm mit 

 Unterbrechungsstift und Eisenanker fest in Zapfen ge- 

 lagert ist; hierdurch wird die Bewegung des Armes 



fr gc- 

 Schlagwei- 



