230 Carl Günther: Schizomyceten. 



B. Saprophytische Schizomyceten. 



I. Bacterien in der Luft. 



263. W. Hesse (240) macht darauf aufmerksam, dass diejenigen Methoden zur Be- 

 stimmung der Mikroorganismen in der Luft, welche durch Schütteln der Keime in 

 Gelatine eine möglichste Vertheilung der Individuen, welche den einzelnen Stäubchen (meist in 

 kleinen Colonien) anhaften, bewirken, in ihren Resultaten deshalb nicht genügend brauchbar sind^ 

 weil über die Anzahl der ursprünglich vorhandenen entwicklungsfähigen Verbände aus ihnen 

 nichts Sicheres zu ersehen ist. 



264. N. Keldajsch (271) ersetzte den Pfropfen aus vulkanisirtem Coutschouk des 

 bacteriologischen Luft Untersuchungsapparats von Hesse durch eingeschlififene Glas- 

 glocken. Die beiden Enden der Röhre haben bei ihm flaschenhalsförmige Verengungen,; 

 aufweiche die Glasglocken, ihrerseits in lern breite Röhren endigend, gestülpt werden.; 

 Die Hauptröhre und die Glasglocken sind konisch geformt (um die Gefahr des Platzens 

 beim Erhitzen zu vermindern); damit jedoch etwaiges Auseinanderweichea der beiden Glas- 

 theile nichts schade, ist eine dicke Wattelage um sie gehüllt, welche durch eine dreiarmige 

 Klammer festgehalten wird. Apparat und Klammer sind abgebildet (1885). 



Bernhard Meyer. 



265. K. P. Kowalewsky (283). Bei kritischer Vergleichung der für Luftunter- 

 suchungen vorhandenen Bacterien-Zählmethoden fand Verf , dass absolute Zählung 

 unmöglich sei, dass die Resultate verschiedener Forscher nicht mit einander vergleichbar 

 seien wegen der unbekannten Empfindlichkeit angewandter Nährstoffe, dass feste Nährböden 

 vor flüssigen zu empfehlen seien, dass ruhiges Niedersinken der Bacterien aus der Luft bei 

 vergleichenden Bestimmungen dem Aspiriren vorzuziehen sei, dass Hesse 's Fleischauszug 

 kein empfindlicher Nährboden sei, dass Traubensaft und Blutserum, einander fast gleich- 

 kommend, die erste Stelle einnehmen, dass die Methode Miquel's für die Mikroben im 

 Staube bis über 70°lo, in der Luft bis über 200% fehlerhaft sein kann (1885). 



Bernhard Meyer. 



266. A. D. Pawlowsky (382) fand, dass die Schnelligkeit, mit der Hesse die Luft 

 in dessen Apparat aspirirt, viel zu gross sei, und empfiehlt 1 1 für 1 Stunde. Er fand Bac- 

 terien an den Seitenwänden und der Oberwand und häufig an der Ausgaugsöffnung der 

 Röhre entwickelt. Verf. weist auf zwei verschieden starke Luftströme im Apparate bin. 

 Da er den Apparat von Hesse zur Zählung der Bacterien unzulänglich fand, construirte 

 er folgenden neuen: Derselbe besteht aus einem füufkuieigen Rohr mit Winkeln von 45", 

 Durchmesser 4 cm, jedes Knie 15 cm lang. Ein- und Ausgaugsöffuung sind mit Guttapercha- 

 stopfen verschliessbar. Die eine Eingangsöffnung dient der Dampfsterilisation, seitlich ist 

 eine zweite zum Aspiriren der Luft angebracht. Au zwei Knieen biud verschliessbare Oeff- 

 nungen (1^2—2 cm Durchmesser) zur Entnahme entwickelter Colonien und für die Reinigung 

 angebracht. Der zweite Theil des Apparates ist zur Controle, ausserdem zur Vergrösserung 

 der Gelatinefläche hinzugefügt. Ohne Abbildung ist er in Kürze kaum zu beschreiben. Bei 

 gelungenen Versuchen bleibt die zweite Hälfte meist bacterienfrei. Als Nährboden empfiehlt 

 Verf. besonders Gelatine mit Kohlabkochung (1S85). Beruhard Meyer. 



267. A. D. Pawlowsky (385) constatirt in seiner umfassenden Untersuchung, dass 

 sein Bacterien-Zählapparat 1^2—2 mal empfindlicher ist als der Hesse's. Er konnte 

 mit ihm feststellen: die geringere Anzahl der Bacterien in der Laudluft als in der St. Peters- 

 burger, die minimale Zahl im Winter, die Zunahme von der Peripherie zum Ceutrum der 

 Stadt im Freien und auch in Wohnungen (worauf auch die Windrichtung Eintiuss hat), die 

 grössere Menge im pathologisch-anatomischen Institut als in Wohnungen, die Verminderung 

 durch Oeffnen der Fenster, die starke Vermehrung nach Untersuchung von Leichen, die 

 grössere Menge in Wohnungen als im Freien, die doppelt grössere Menge am Tage als in 

 der Nacht, den Reichthum der chirurgischen Kliniken an eigenthümlichen Mikroorganismen, 

 die Verminderung durch Spray bis zum Verschwinden, das Vorhandensein anaerober Mikroben 

 in der Luft. 



