16 



im Focus sind und die Grösse des letzteren gleich abgelesen weiden kann. In diesem Falle ist man 

 vor allen Einflüssen, welche durch ungleichen Druck, Federkraft, ungleiche Einstellung des Focus, tod- 

 ten Gang der Schrauben etc. bedingt werden, sicher und wird bei hinreichender Vergrösserung und 

 Helligkeit stets dasselbe Resultat herauszählen, nur müssen die Objecte sehr dünn sein und ganz flach 

 aufliegen, um auch bei stärkeren Vergrösserungen mit der Theilung im Focus gehalten werden zu 

 können. Um diesem Uebelstande zu begegnen, habe ich die Theilung des Glasmikrometers mit schwar- 

 zen Strichen auf ein Blatt Papier durch den Sömmeringischen Spiegel übertragen und die Objecte auf 

 diesem Papiere ebenfalls durch den Spiegel nachgezeichnet und gemessen, was gleich befriedigende Re- 

 sultate gab, so lange nur das mittlere Drittheil vom Durchmesser des Sehfeldes zur Messung benutzt 

 Avurde. 



Die Gegenstände, welche zu so feinen Messungen ausgewählt wurden, zeigten auf einer ganz 

 oder theilweise durchsichtigen Fläche sehr dichtgestellte und schmale Streifen, wie der Regenbogen- 

 Achat, Perlenmutter, Bacillarien, Schmetterlingsschuppen, oder feine Federchen und Härchen, wie die 

 Ruderarme der Daphnien und einzelner Räderthiere etc. Ein solches Object liegt auf einem in 30 Theile 

 der Pariser Linie getheilten Glasmikrometer im Sehfelde, der Körper des Mikroscopes wird durch ein 

 rechtwinkliches Prisma unterbrochen, von welchem ein horizontaler Arm ausgeht, der das Ocular und 

 den Sömmeringischen Spiegel trägt: letzterer wirft das Bild des Objectes auf ein Blatt Papier, worauf 

 die Theilung des Mikrometers in der angewandten Vergrösserung genau entsprechendem Verhältnisse 

 mit schwarzen Linien angegeben ist; im Ocular befindet sich ein Spinnfädenkreuz , als Marke, woran 

 die Messung beginnt. Nachdem unter einer schwächeren Vergrösserung die Streuung des Objectes so 

 gelegt ist, dass sie mit einem Theilstriche des in Quadrate getheilten Mikrometers rechtwinklig steht, 

 wird die stärkere Vergrösserung angeschroben und das Bild der Theilung des Mikrometers durch den 

 Sömmeringischen Spiegel zu der Theilung auf dem Papier so gestellt, dass die Theilstriche sich decken; 

 dann wird der Spinnfaden im Ocular auf einen Streifen des Objectes gedreht und von diesem aus die 

 Zählung begonnen. Nach diesen Vorbereitungen habe ich zunächst die Zuverlässigkeit des im Söm- 

 meringischen Spiegel beobachteten Bildes geprüft, indem ich dasselbe Object auf dem Mikrometer 

 direkt gemessen und dann im Söinmeringischcn Spiegel an der übertragenen Theilung nachgezählt 

 und dieses Verfahren so lange wiederholt, bis ich völlig genügende und ganz übereinstimmende Resul- 

 tate erhielt und fernerhin der Verpflichtung entging, jedes Object auf die Mikrometerplatte zu bringen, 

 so wie auch auf nicht ganz durchsichtigen Splittern des Regenbogenachats, des Perlenmutters etc. zu- 

 verlässige Messungen anstellen konnte. 



So wurde der Zweck erreicht, die bei der Messung sehr kleiner und einzeln vorliegender 

 Körperchen noch möglichen Fehler auf viele jedenfalls so zu vertheilen, dass ihr Einfluss von geringer 

 Bedeutung sein konnte. Endlich wurden dieselben Messungen sowohl mit dem Schraubenmikrometer, 

 als auch nach dem Mikrometer im Oculare wiederholt und übereinstimmende Resultate erzielt. Das 

 Ergebniss drückt sich am klarsten in der Angabe aus. wie viele solcher Streifen etc. auf dem Räume 

 einer Pariser Linie in der Wirklichkeit vorkommen würden, was sich durch eine sehr einfache Rech- 

 nung ergab: die Theilung des Mikrometers zerlegt die Pariser Linie in 30 gleiche Theile; die Zeich- 

 nung dieser Theilung durch den Sömmeringischen Spiegel giebt bei einer gewissen Vergrösserung 

 einen Abstand der Theilstriche auf dem Papiere von 12 Linien, so ist die Vergrösserung 360fach, und 

 zähle ich auf jenem Abstände von 12 Linien 24 Streifen der Theilung des Objectes. (also 2 pr. Linie 

 in der Zeichnung}, so ist die Streifung so lein, dass in der Wirklichkeit 2 x 300 also 720 Streuen 

 auf die Linie kommen. Bei feineren Streif ungen wie diese trifft man häufig den Uebelstand , wie 

 namentlich bei den Bacillarien im Kieselpanzer, dass die Zwischenräume und die Streifen selbst nicht 

 in einer Ebene liegen; um bei der Zählung der Streifen sich nicht zu verwirren kann die Vergrösse- 

 rung bis 1000 und selbst 1500fach gesteigert werden, und man muss, um die Glänze der Streifen oder 

 die ihrer Zwischenräume möglichst klar zu sehen, den Focus verschieden einstellen. In diesem Falle 



