Instrumente, Präparations- und Conservatious-Methoden. ,*5()7 



Sodalösung auf 100 ccm Jequiritylösung vermieden. Sehr gute 

 Resultate erhielt K. theilweise, wenn er den so alkalisch gemachten 

 Lösungen noch Pepton oder Glyeerin hinzufügte. Zusatz von 

 Gelatine war nur wenigen, ein solcher von Agar-Agar dagegen fast 

 allen Bakterien vortheilhafr. Vortheile der Jequiritynährböden sind 

 ilire äusserst einfache Darstellung, die durch sie erleichterte Unter- 

 scheidung bisher schwer trennbarer Arten und das üppige Wachsthum 

 gewisser Bakterien (z. B. Bacillus pyocyaneus) auf ihnen. Ein nicht 

 zu unterschätzender Nachtheil der Lösung hingegen besteht darin, dass 

 sie eine Verlangsamung resp. ein Aufhören der Beweglichkeit bei 

 •einigen beweglichen Arten bewirkt. 



Kohl (Marburg). 



Marpmann, Praktische Mittheilungen. (Centralblatt für 

 Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. X. No. 14. p. 458 — 460.) 



Marpmann empfiehlt: 



1) Eine neue Vorrichtung zum Erstarren der Giessplatten durch 

 Kälte. Die Zerstäubungsröhren des sehr rasch wirkenden Apparates 

 lassen sich mit Schrauben auf jeder Glasplatte befestigen und stehen 

 mit dem Aetherspray in Verbindung, während eine Filzsohle zum 

 Aufsaugen des abtropfenden Aethers dient. Der Apparat lässt sich 

 leicht handhaben und überall anbringen und ist von Miehe in 

 Hildeslieim zu beziehen. 



2) Neue Culturzellen. Gewöhnliche Objectträger werden mit 

 Streifen aus 0,4 cm starkem Spiegelglas eingelässt, wodurch innen 

 abgeschlossene Zellen von 10 : 12 cm Weite entstehen, welche luftdicht 

 durch eine aufgeschliffene Deckplatte geschlossen werden können. 

 Um ein Verschieben der letzteren zu verhindern, werden noch 

 2 Gummibänder herumgelegt. Diese Zellen vereinigen alle Vorzüge 

 der flachen Glasplatten und der Petri' sehen Schälchen und bieten 

 auch für die mikroskopische Untersuchung keine Schwierigkeiten, 

 da der Abstand der Kolonien vom oberen Deckglas 1 — 2 mm beträgt. 



3) Thonfilter für keimfreie Filtration. Die Thonfilter von 2 cm 

 innerem Durchmesser und 8 — 12 cm Länge passen genau in einen 

 Scheidetrichter mit unterem Glashahn und seitlichem Kugelrohr. 

 Letzteres wird durch Watte abgeschlossen und dann mit der Saug- 

 pumpe verbunden. Der Apparat ist einfach, billig, praktisch und 

 leicht zu sterilisiren. 



Kohl (Marburg). 



Gaoritschewsky, (*., Zur Technik der bakteriologischen 

 Untersuchungen. (Centralblatt f. Bakteriologie u. Parasiten- 

 kunde. Bd. X. No. 8. p. 248—250.) 



1. Graduirte Capillarpipetten zum Abmessen sehr kleiner 

 Flüssigkeitsmengen. Ga britschewsky construirte nach dem 

 Princip des Capillarrohrs beim Blutkörperchen-Zählapparat (Melangeur 

 Potaire) graduirte Capillarpipetten, welche eine genaue Entnahme 

 von 0,001—0,01 — 0,1 ccm und der dazwischen liegenden Mengen 

 Flüssigkeit möglich machen. Dieselben sind am oberen Ende mit 



20* 



