322 



Instrumente, Präparatious- u. Conservatious-Methoden. 



erwähnten Kinne angedrehten Falz eingepasst. Durch diese Ver- 

 bindung ist eine höchst genaue Centrirung des Ringes mit dem daran 

 geschraubten Objectiv zur Axe des Tubus gewährleistet. 



Beim Gebrauch schiebt man das mit einem Ringe versehene 

 Objectiv von der Seite her in den Wechsler ein ; w T ill man es wieder 

 entfernen, so lässt es sich nach schwachem Hochdrücken mit Leich- 

 tigkeit herausziehen. An der Tubuseinstellung braucht dabei nichts 

 geändert zu werden. Störendes seitliches Licht kann durch den 

 Zwischenraum zwischen Anschlussring und Hauptstück nicht in den 

 Tubus gelangen. 



Die besprochene neue Construction ist für diejenigen Instru- 

 mente berechnet, welche mit Schiebhülse und darin auf- und ab- 

 gleitendem Tubus versehen sind, und bei denen der Zwischenraum 

 zwischen dem Unterrande der Schiebhülse und dem Tisch ein so 

 kleiner ist, dass nur eine Wechselvorrichtung von kleinerem oder 

 höchstens ebenso grossem Durchmesser als derjenige des Tubus be- 

 quem angewandt werden kann. — Die Nachtheile, welche Verf. dem 

 Revolver nachsagt, dass dieser nämlich bei jeder an dem zu unter- 

 suchenden Präparate unter dem Mikroskope vorzunehmenden 

 Manipulation im höchsten Grade störend wirkt, hat Ref. in so 

 ausgedehntem Maasse nie beobachten können. Immerhin hat auch 

 dem Revolver gegenüber die besprochene Construction den Vortheil, 

 dass sie eine bequeme Anwendung an allen Mikroskopmodellen ge- 

 stattet, für beliebig viele Systeme verwendbar ist, einen einfachen 

 Wechsel ohne den Tubus heben zu müssen erlaubt, und dass dabei 

 doch die Systeme bei vollkommenster Centrirung genügend fest- 

 sitzen. 



Eberdt (Berlin). 



Edinger, L v Ein neuer Apparat zum Zeichnen schwacher 

 Vergrö sserungen. (Ztschr. f. wiss. Mikroskopie. 1891. No. 8. 

 p. 179.) 



Der Zeichenapparat besteht aus einer Holzplatte, die zugleich 

 als Zeichentisch dient. Auf ihr erhebt sich ein Holzstativ, ein an 

 dem einen Ende durch eine Sammelinse, an dem andern durch 

 einen, unter 45° geneigten Spiegel verschlossenes, horizontales Rohr 

 tragend. Von einer passend aufgestellten Lichtquelle aus werden 

 nun die Strahlen durch die Sammellinse konvergent auf den 

 Spiegel geführt und durchleuchten das auf einem an dem 

 Holzstativ angebrachten verstellbaren Tischchen aufliegende Object. 

 Unterhalb desselben befindet sich die ebenfalls verstellbare Lupe, 

 mittels w r elcher ein reelles Bild auf die Zeichenfläche entworfen 

 wird. Durch Verstellen des Tischchens und der Lupe, sowie durch 

 Wechsel der letzteren , können Vergrösserungen bis 1 : 20 aufge- 

 nommen werden. 



Der Apparat mit zwei resp. drei achromatischen Lupen ist zum 

 Preise von 50 bezw. 60 Mark von Leitz in Wetzlar zu beziehen. 



Eberdt (.Berlin). 



