CHAPITRE II. 

 INSTRUMENTS UTILISÉS POUR LE RÉGLAGE DES CHRONOMÈTRES. 



Les instruments dont nous disposions étaient les suivants : 



a) un sextant avec pied, 



b) un horizon artificiel liquide, 



c) un horizon artificiel à glace, 



d) une lunette astronomique, 

 t') un théodolite de Brunner. 



A. Sextant. 



Notre sextant avait été construit par Hurlimann de Paris, son rayon était de 19 centi- 

 mètres. Un prisme biréfringent pouvait s'interposer entre les deux miroirs, afin de dédoubler 

 l'image réfléchie, et de faciliter les observations de nuit. 



Nous pouvions visser sur le collier destiné à recevoir la lunette : 

 une simple pinnule, 

 ou une lunette terrestre, 

 ou une lunette astronomique, 



ou une lunette astronomique de nuit, de grandes dimensions, construite par M. Démichel, 

 de Paris; 



ou, enfin, la lunette spéciale nécessaire aux observations effectuées à l'aide du gyroscope 

 dans le vide de l'Amiral Fleuriais (constructeur Démichel). 



Quant au gyroscope lui-même, il se fixait au corps du sextant, par le système de support 

 généralement employé. 



L'approximation du vernier était de 10 secondes d'arc. 



Nous avions nous-même étudié avec soin notre sextant, en 1897, époque à laquelle nous 

 étions attaché à l'Observatoire du Bureau des Longitudes, à Montsouris (Paris). 



Lorsque nous faisions des observations à l'horizon /, 

 artificiel, nous montions notre sextant sur un pied en métal, 

 construit, encours déroute, par notre mécanicien, M.Somers. 

 Ce pied se composait : 



a. — D'une plaque métallique plane a, fixée sur un 

 trépied et percée au centre d'une ouverture circulaire, afin 

 de donner passage à un axe de rotation e. 

 /3. — De deux plaques parallèles b, rivées par des cornières, perpendiculairement à une 

 plaque c, mobile autour de l'axe e et rodée sur la plaque a. Ces plaques étaient percées, en d, 

 d'une ouverture circulaire dans laquelle passait un boulon e. 



