CHAPITRE V. 

 DIAGRAMMES. 



(Voir planches I, II, III et IV). 



Tracé. — Considérons deux axes coordonnés rectangulaires; l'un horizontal, sera l'axe 

 des temps, l'autre, vertical, sera l'axe des marches diurnes et l'axe des températures. 



Par convention, les marches positives (retards) se porteront suivant oX, au-dessus de l'axe 

 des temps, et les marches négatives (avances) se porteront suivant oX', au-dessous de l'axe des 

 temps. 



Les températures, évaluées en degrés centigrades, se mesureront suivant oX', lorsqu'elles 

 seront au-dessus de zéro, et, suivant oX, lorsqu'elles seront au-dessous de zéro. 



L'échelle, pour la mesure du temps, sera de i millimètre par jour, pour la mesure des 

 marches diurnes de 10 millimètres, par seconde de temps, et, pour la mesure des températures, 

 de 2 millimètres, par degré centigrade. 



En prenant les données dans le journal des marches diurnes ('), marquons sur l'axe des 

 temps les points qui correspondent au dernier jour de chaque période, et portons, en ces points, 

 comme ordonnées, la température moyenne et la marche réduite du régulateur pour la période 

 écoulée. 



En joignant ces points par un trait continu, nous tracerons : i° le diagramme des tempéra- 

 tures moyennes, et 2° le diagramme des marches réduites du régulateur A. 



Pour tracer les diagrammes des marches diurnes des autres montres, il ne sera pas néces- 

 saire de calculer leurs marches. Comme le journal (') donne les différences (b — a), (c — a), (d — a) 

 et (5 — a), il suffira d'ajouter ces valeurs ( 2 ) à chacune des ordonnées du diagramme du régulateur, 

 en tenant compte du signe qui leur convient; c'est-à-dire qu'elles seront portées, à partir du 

 diagramme A, dans le sens oX, lorsqu'elles seront positives, et dans le sens oX', lorsqu'elles 

 seront négatives. 



Diagrammes des montres D et S. — Nous n'avons pas reproduit le diagramme des marches 

 diurnes de la montre D, dont les variations journalières étaient trop considérables. 



De même, nous n'avons pas tracé, en 1897 et 1898, le diagramme de la montre S, qui 

 n'avait pas été étudiée avant son embarquement, le 3o Octobre 1897, à Rio de Janeiro, et qui se 

 comportait trop irrégulièrement pour être utilisée dans le calcul de la marche du régulateur. 



Mais, à partir du 1 Janvier 1899, nous avons tracé ce diagramme, parce que les marches 



(1) Étude des chronomètres — Deuxième partie, Journal des marches diurnes, pages 40 et suivantes. 



(2) Évaluées en millimètres, à l'échelle du dessin ; c'est-à-dire à raison de 10 millimètres par seconde de temps. 



VII 



