— 9 — 



Pour se servir de l'appareil, on y met d'abord une lame de zinc, maintenue dans 

 la courbure, du côté de la petite branche, par un morceau de baguette de verre. On 

 verse ensuite, par la grande branche, assez de liquide à examiner pour que le niveau 

 atteigne, le robinet étant ouvert, jusqu'au voisinage du bouchon. On ferme le robinet. 



Fig. i. 

 Reproduction originale. 



Le gaz qui se dégage s'accumule dans la petite branche et repousse le liquide acide 

 dans la grande. Après un instant, le contact cesse entre ce liquide et le zinc et le déga- 

 gement s'arrête. On ouvre le robinet ; on allume le jet gazeux et, en écrasant la flamme 

 avec un morceau de verre froid, on essaie d'obtenir une tache arsenicale. Quand il 

 n'y a plus assez de gaz, on en prépare une nouvelle provision en fermant le robinet. 

 On peut obtenir de la sorte tout une série de taches. 



Marsh a proposé un second appareil, pour le cas où le volume de liquide suspect 

 est plus considérable. 



Comme on le voit dans la figure 2, c'est une sorte de briquet à hydrogène. Le 

 vase extérieur a contient environ 4 litres; c est un morceau de zinc suspendu au 



Fig. 2. 

 Reproduction originale. 



bouchon de la cloche à l'aide d'un fil. Le fonctionnement de cet appareil est facile à 

 comprendre sans autre explication. 



Un défaut de la méthode primitive de Marsh est de laisser perdre une partie de 

 l'arsenic, ce qui diminue d'autant sa sensibilité. Tout le métalloïde existant dans le 

 jet de gaz enflammé ne se dépose pas sur le corps froid qui sert à recueillir les taches : 

 une proportion notable brûle et disparaît dans l'atmosphère à l'état d'acide arsénieux. 

 Ce défaut augmente avec la grandeur de la flamme, car le refroidissement devient 



