§ y. Tiefseethermometer. 



37 



zum Teil mit 



Quecksilber 



refüllt. 



A 



Wh 



Man verlange nichts von den Kippthermometern, was sie an sich nicht leisten können; 

 man benutze für die großen Tiefen der tropischen Meere die Max.-Min.-Thermometer, die hier 

 die Umkehrthermometer vollkommen ersetzen, weil man 

 vor Rücksprüngen in der Temperatur sicher sein darf; man 

 gebe den Kippthermometern einen den jeweiligen Erforder- 

 nissen angepaßten Rahmen 1 ), und man wird nicht über die 

 Thermometer zu klagen haben. 



Weil die Umkehrthermometer mehrfach offenbar zu 

 hohe Temperaturen gezeigt haben - - wie ich meine, haupt- 

 sächlich infolge einer unangemessenen Rahmenform oder 

 infolge von unzweckmäßiger Verwendung in sehr warmen 

 Gewässern — , haben manche Forscher die Form des 

 Thermometers selbst, welche Fig. 13 zeigt, verwerfen zu 

 müssen geglaubt. Knudsen im speciellen hat deshalb 

 eine andere Form (Fig. 14) für das Thermometer an- 

 gegeben; es ist hier die Röhre eben über dem Gefäß 

 um iSo° gebogen, so daß in der That nach erfolgtem 

 Kippen des Apparates ein weiteres Nachfließen von Queck- 

 silber ausgeschlossen scheint'). Daß indessen bei starker 

 Erwärmung des Gefäßes auch hier Quecksilber in die 

 Kapillarröhre herabfällt, habe ich bereits erwähnt. In Ver- 

 bindung mit dem PETTERSSON'schen Wasserschöpfer war ein 

 solches IvNUDSEN'sches Umkehrthermometer von F. C. Jacob 

 in Kopenhagen (14 Hansaplads) uns geliefert, es zeigt bei 

 einem sehr großen und schweren Gefäß 3 ) eine Teilung von 

 7io°, indem auf 1" eine Länge von 6 mm kommt; ich finde, 

 daß bei dieser Form das Abreißen des Quecksilberfadens 

 gar nicht mit derjenigen Sicherheit und Leichtigkeit wie 

 bei dem gewöhnlichen Modell eintritt, und daß sogar ein 

 ziemlich beträchtlicher Stoß notwendig ist, um überhaupt 

 die Abtrennung des sehr feinen Fadens zu bewirken. 

 Freilich habe ich eben nur dies eine Instrument ausprobieren * 

 können, und die nordischen Oceanographen loben ja die 

 Knudsen 'sehe Form. Ich sehe aber, alles in allem ge- F 'g- l i- Fi §- r 4- 



... .. ,. . Umkehrthermometer 



nommen, bisher kein dringendes Bedürfnis, von der Neg- nach negretti- nach knudsen. 



„„ -7 ,1 ^ . ,, 1 , Zambra. Nach dem Vor dem Umkippen. 



retti-Zambra sehen Gestalt abzugehen. Umkippen. 



1 D 



! 



zum Teil mit 



Quecksilber 



gefüllt. 



1) Siehe hierüber die Darlegungen auf S. 40. 



2) The Danish „Ingolf"-Expedition. Hydrography, Kopenhagen 1899, S. 9. 



3) Ein zweites solches Instrument war. wohl infolge des Gewichtes seiner Quecksilbermassen,' schon während des Transportes 

 nach Hamburg zerbrochen. 



