§ - . Tiefseethermi imeter. , , 



Leitung haben. Wie last stets, sind also auch hier bestimmte Vorteile mit bestimmten Nachteilen 

 verbunden; oeeanographische „L ni Versalinstrumente" giebl es nicht, man wird immer von Fall zu 

 Fall sich einen Plan, nach dem man am vorteilhaftesten die Instrumente auswählt und nach dem 

 man arbeitet, zu machen haben. 



Der Rahmen, in welchem das Kxvim x'sehe Umkehrthermometer oberhalb des Pettersson- 

 schen Wasserschöpfers befestigt ist, zeigt wieder eine von den zwei bisher beschriebenen abweichende 

 Form der Auslösung, und zwar eine Auslösung mittels Gummischnuren, die das Thermometer 

 herumkippen, wobei dann durch eine schwache Feder das Instrument in umgekippter Lage fest 

 gehalten werden soll: unsere „Valdivia"-Erfahrungen sprechen nicht zu Gunsten der Einrichtung. 



Auf dem „Albatross", dem Fahrzeug der U. S. Fish Commission, sind nach Tanners 

 Bericht Max.-Min.-Thermometer von Caseixa und Umkehrthermometer von Negrej ci-Zambra 

 im Gebrauch, letztere in einem von Tanner konstruierten Rahmen, der somit eine vierte Form 

 darstellt und in der Hauptsache auch auf eine Auslösung durch Schraubenflügel hinausläuft; 

 bemerkenswert ist dabei, wie Tanner das Thermometer in der Metallhülse durch eingelegte 

 Gummistreifen und ganz schwache Spiralfedern vor den Vibrationen des Kabels zu schützen sich 

 bemüht. Näheres wolle man an Ort und Stelle 1 ) nachlesen, wie wir auch auf Dr. Mills Aus- 

 führungen 2 ) über die Messungen von Seetemperaturen und die dabei benutzten Instrumente 

 nur hinweisen können. 



VI. Das elektrische Thermometer von SIEMENS Brothers & Co. 



Einen indirekten Weg zur Messung von Tiefseetemperaturen 1 »'tritt man bei Benutzung 

 von sogenannten elektrischen Thermometern, welche im allgemeinen auf Widerstands- 

 messungen beruhen. Auch die „Valdivia"-Expedition hat in dieser Hinsicht Versuche gemacht. 

 Prof. Eschenhagen in Potsdam hatte sich im Winter 1^97/98 bereit erklärt, ein elektrisches 

 Thermometer zu besorgen, welches nach dem von ihm früher beschriebenen 3 ) Princip konstruiert 

 werden sollte. Dies Princip, das bei einem zur Messung von Lufttemperaturen bestimmten 

 Thermometer seit längerer Zeit sich bewährt hatte, beruht im wesentlichen auf folgender Erwägung: 

 man denke sich durch das Rohr eines Quecksilberthermometers einen von oben bis unten hin 

 durchgehenden sehr dünnen Platindraht (0,03 mm Durchmesser) von beliebiger Dinge gezogen, 

 so ist der Widerstand dieser metallenen Leitung im wesentlichen nur abhängig von der Länge 

 des freien, d. h. nicht im Quecksilber befindlichen Platindrahtes, also auch abhängig nur von der 

 Länge des Ouecksilberfadens, und es sind daher die Widerstandsänderungen den Standänderungen 

 der Quecksilbersäule direkt proportional. Vorausgesetzt ist dabei noch, daß der Querschnitt der 

 Ouecksilbermencre sehr viel größer ist als der des Drahtes. Die Widerstandsänderunq;en endlich 

 werden unter Benutzung der Nullmethode mittels Telephons gemessen. 



Leider waren die daraufhin von Eschenhagen in Verbindung mit Siemens & Halske 

 angestellten Versuche, bei einem Kabel von 1 200 m Länge das Telephon zu benutzen, wegen 

 der im Kabel auftretenden Ladungen erfolglos, während die Messungen mittels eines Gajvano- 



1) Bulletin of the U. S. Fish Commission, Vol. XVI, S. 326. 



2) Ouarterly Journal of the R. Meteorolog Socii ty, Vol. XIII. Xo. 63, Juli 1887. 



3) Zeitschrift für Instrumentenkunde, Jahrgang XIV, 1894, S. 398 — 404. 



Deutsche Tiefsee-Expedition 1898— 1899. Bd. I. 



