riefseethermoraeter. 



43 



»etrug und deren Temperaturkoefficint 0,00353 war. 

 0,00353 (t-- 2,24)], 



deren Widerstand bei 4- 2,24" C 100 Ohm 

 Folglich war für dieses Instrument 



71'/ = IOO [i 



woraus man erhält 



/= (,-,',. - 100) 2,83 4- 2,24. 



Aus der von Siemens Brothers & Co. gegebenen Gebrauchsanweisung sei hier unter 

 Hinweis auf Fig. 15 folgendes hervorgehoben. 



Zu den Widerstandsbestimmungen dient die bekannte WHEATSTONE'sche Brückenmethode. 

 Ein Widerstandskasten enthält zunächst die beiden in konstantem Verhältnisse stehenden Brücken- 

 zweige, deren Widerstand im vorliegenden Falle je 100 Ohm beträgt, außerdem den veränder- 

 lichen Widerstand, welcher aus zwei Teilen besteht, deren einer die Widerstände 1, 2, 3, 4, 10, 

 20, 20, 60 Ohm enthält, welche zusammen 120 Ohm ausmachen; dieselben werden durch Ent- 

 fernen des betreffenden Stöpsels aus dem Loche eingeschaltet. Der zweite Teil des Widerstandes 

 enthält die ganzen und halben Zehntel Ohm und wird in der Weise -(braucht, daß der mit der 

 Schraube X I durch einen biegsamen Leiter verbundene „Wander- 

 stöpsel" in eines der Löcher eingesteckt wird, dessen Bezeichnung 

 den Wert des zugehörigen Widerstandes angiebt, der zur Zeit ein- 

 geschaltet ist. Das Kabel, welches die Verbindung zwischen der 

 als thermometrischer Apparat dienenden, in die Tiefe versenkten 

 Platinspirale und den an Bord befindlichen Meßapparaten herstellt, 

 enthält 3 Leitungsdrähte, wodurch bezweckt wird, daß die von zu- 

 fälligen Temperaturschwankungen hervorgerufenen Widerstands- 

 änderungen ohne Einfluß auf die Genauigkeit des Meßergebnisses 

 bleiben. 



Die nebenstehende Figur stellt die Verbindung der einzelnen 

 Apparate schematisch dar, A, B, C, D sind die Eckpunkte des so- 

 genannten WuEAiMoxKschen Viereckes; a und b sind die beiden 



konstanten „Verhältnis-Widerstände" von je 100 Ohm, / ist die Platinspirale, q der veränder- 

 liche Widerstand, /, 2, j die (mit Guttapercha isolierten) Leitungsdrähte des Kabels, % das 

 ( ralvanometer, e die Batterie, welche durch Niederdrücken des Tasters / geschlossen wird. Wie 

 man sieht, befindet sich der eine Leitungsdraht (1) im Kreise der Platinspirale zwischen den 

 Punkten A und D und der andere (2) im Kreise des veränderlichen „Kompensations-Wider- 

 standes" q zwischen den Punkten B und D\ da beide Drähte von gleichem Materiale, gleichem 

 Querschnitt und gleicher Länge sind und dicht nebeneinander herlaufen, so ist der Betrag ihrer 

 Widerstandsänderung infolge beliebiger Temperaturschwankungen stets derselbe und kommt somit 

 bei der hier gewählten Brückenanordnung nicht in Betracht. 



Das Kabel befindet sich auf einer mit Kurbel und Bremsvorrichtung versehenen Trommel, 

 welche mit 3 Kontaktringen versehen ist, auf welchen Kupferfedern schleifen; letztere stehen 

 mit Klemmschrauben in Verbindung, welche mit X, X I und Z bezeichnet sind. Diese 

 Klemmschrauben werden durch ein kurzes dreiadriges Leitungsseil, welches dem Apparate bei- 

 gegeben ist, mit den analog bezeichneten Klemmschrauben des Widerstandskastens verbunden. 

 Außerdem werden die Klemmen des Galvanometers, welche mit respektive 1 und 2 Punkten 



6 



