. . G. Schott. 



markiert sind, mit den entsprechend bezeichneten Klemmen des Widerstandskastens durch mit 

 Guttapercha isolierte Leitungsdrähte von geeigneter Länge verbunden, ebenso die in der Nähe 

 aufzustellende Batterie, deren Klemmschrauben die Bezeichnung Z und A\ „Zink" und „Kohle", 

 führen. Die Meßapparate, d. h. Galvanometer, Widerstandskasten und Batterie, brauchen sich 

 nicht in unmittelbarer Nähe der Kabeltrommel zu befinden, sondern können an einem geschützten 

 Orte untergebracht werden, aber es ist immerhin gut, in dieser Beziehung nicht zu weit zu gehen. 

 Das Galvanometer wird so aufgestellt, daß es möglichst wenig von den Schiffsschwankungen 

 beeinflußt und keinen besonderen Erschütterungen ausgesetzt wird, eventuell muß dasselbe auf ein 

 Tischchen mit karclanischer Aufhängung gestellt werden. Die Nadel muß alsdann vermittelst 

 des beigegebenen Richtmagnetes in die Null-Lage zurückgebracht und daselbst durch eventuell kleine 

 Nachjustierung während der Messungen selbst gehalten werden. 



Was die Batterie anbetrifft, so wird dieselbe, wie bereits erwähnt, in der Nähe der übrigen 

 Apparate aufgestellt und durch Leitungsdrähte mit dem Widerstandskasten verbunden. Im Innern 

 des Batteriekastens befindet sich ein kurzes Stück biegsamen Drahtes, welches mit der mit K 

 bezeichneten Klemmschraube des Kastens verbunden ist und dazu dient, eine beliebige Anzahl 

 von Elementen einzuschalten, indem das gebogene freie Ende des Drahtes unter die Polklemme 

 des betreffenden Elementes festgeklemmt wird. Die Batteriestärke ist so zu wählen, daß) nach 

 Herstellung des Brückengleichgewichtes bei einer Messung die Galvanometer-Nadel eine eben 

 bemerkbare Ablenkung nach der einen oder anderen Seite der Null-Lage erfährt, wenn man den 

 Wanderstöpsel in das nächste Loch vor- oder rückwärts einsteckt. Der Stromkreis der Batterie 

 wird durch Niederdrücken des auf dem Widerstandskasten befindlichen Federtasters geschlossen 

 der Stromschluß sollte aber im einzelnen Falle nicht länger andauern, als zu einer deutlich 

 erkennbaren Ablenkung der Nadel erforderlich ist, da sonst eine geringe Erwärmung der Platin 

 Spirale durch den Strom eintreten kann, welche das Meßresultat fälscht. Aus demselben 

 Grunde sollte, wie oben angedeutet, die Batteriestärke keine größere sein, 

 als zur zuverlässigen Me s s u n g u n u m g ä n g lieh n ö t ig ist. 



Wenn die thermometrische Spirale in der gewünschten Tiefe angelangt ist, hat man sie 

 daselbst einige Zeit zu belassen, damit die Platinspirale, welche in eine dünne Schicht Guttapercha 

 eingelagert ist, die Temperatur des Wassers auch wirklich annehmen könne, und ist es zweck- 

 mäßig, von Zeit zu Zeit eine Messung vorzunehmen und dieselbe zu notieren, bis die aufeinander 

 folgenden Bestimmungen stets dieselben Werte ergeben, woraus man schließen kann, daß die 

 Endtemperatur jetzt erreicht sei. 



Was nun die praktischen Erfahrungen anbetrifft, die wir an Bord mit dem 

 Apparat gemacht haben, so bemerkt hierzu Dr. Schmidt, welcher diese Untersuchungen über- 

 nommen hatte, wörtlich das Nachstehende: 



„Die Instrumente wurden an Bord in folgender Weise untergebracht: die Kabeltrommel 

 fand ihren Platz auf dem vorderen Ende des Bootsdeckes an der Steuerbordseite. Hier war eine 

 Beschädigung durch überkommende Seen am wenigsten zu befürchten, zugleich gab die darüber 

 befindliche Brücke Schutz gegen übermäßige Sonnenbestrahlung. Unmittelbar daneben war das 

 Auslagebrett mit dem Zählwerk abnehmbar auf der Reeling befestigt, so daß es etwa 1,4 m über 

 dieselbe hinausragte. Batterie, Meßwiderstand und Galvanometer, letzteres auf einem Tischchen 



