4« 



G. Schott, 



lobt. Nach dem, was schon bei den Tiefseethermometern, soweit sie auf dem Umkehrprincip 

 beruhen, gesagt wurde 1 ), ist ja klar, daß für besondere Fälle, wie etwa für oceanographische 

 Untersuchungen in der Ostsee, die Propellerauslösung und damit der SiGSBEE-Schöpfer auch hier 

 Bedenken unterliegt; eins schickt sich eben nicht für alles. 



Ein sehr wesentlicher Ausrüstungsgegenstand der „Valdivia'-Expedition war sodann 



III. der PETTERSSON'sche Wasserschöpfer. 



Die bisher genannten Apparate, einschließlich einiger anderer Konstruktionen, wie z. B. 

 derjenigen von Btjchanan, sind nur für solche Zwecke brauchbar, die sich auf Ermittelung der 

 festen Bestandteile, bezw. des specifischen Gewichts des Meerwassers beschränken. Will man 

 Analysen der im Seewasser vorhandenen Gase machen, z. B. das Sauerstoff- und Stickstoff- 

 verhältnis der absorbierten Luft oder die Men^e gebundener Kohlensäure kennen lernen, so muß 

 man das Tiefenwasser mit derselben Temperatur, die es in situ hat, oder doch mit einer davon 

 nicht wesentlich verschiedenen Temperatur bis zur Oberfläche schaffen können, man muß gegen 



Wärmeänderungen geschützte Apparate benutzen, denn sonst entstehen 

 infolge der bedeutenden Temperaturänderungen Konvektionsströmungen, 

 die die Quantität der Gase verändern können. Eine ältere hierher 

 gehörige Konstruktion stammt von Ekman 2 ), eine neuere von Petieks- 

 son, welch letztere hier beschrieben und abgebildet wird, da bisher 

 nur in einer englischen Zeitschrift 3 ) einige Angaben darüber gemacht 

 sind. Prof. Pettersson in Stockholm hat seiner Zeit die Lieferung des 

 unserer Expedition gehörenden Instrumentes selbst übernommen und 

 uersc tt t c jj c AnfertiiTuno- die durch Holms (q Vasagatan) zum Preise von rund 



l'i itkksson sehen W asserschopier. ° ö ' ° 



300 M. erfolgte, freundlichst überwacht. 

 Das Princip ist, einen Cylinder Seewasser gegen Temperaturänderungen dadurch zu 

 isolieren, daß man mit einer ganzen Reihe von Wasserringen den den innersten Raum einnehmenden 

 Wassercylinder umgiebt: bei der großen specifischen Wärme des Wassers wird - wenn wil- 

 den häufigsten Fall, nämlich eine Temperaturzunahme zur Meeresoberfläche hin, annehmen - 

 keine oder nur eine geringfügige Erhöhung der Temperatur durch Einwirkung von außen 

 während des Hochwindens des Apparates eintreten, man füllt nur das im innersten Teil a (Fig. 16) 

 befindliche Wasser» ]uantum, das zu Gasbestimmungen dienen soll, ab. Eine Reihe koncentrisch 

 ineinander geschobener Metallblechcylinder befindet sich in dem Mittelteil ;■ des ganzen Apparates 

 (Fig. 17 und 18) und zeigt den in Fig. r. 6 gegebenen Querschnitt Die Cylinder müssen möglichst 

 dünn sein, damit der Wasserwert des ganzen Instrumentes möglichst gering wird, die Wandungen 

 ein gutes Wärmeleitungsvermögen besitzen und somit das Instrument, wenn es geöffnet zur Tiefe 

 geht, sich rasch und leicht der Temperatur des umgebenden Wassers anpaßt 1 ). 



[) Vgl. oben S. 40. 



2) Handbuch der nautischen [nstrumente, 2. Aufl., S. 1S2. 



3) Scottish Geographica! Magazine, Vol. X. S. 284fr. 



4) Pettersson in den Annalen dei Hydrographie, [898, S. 314, wo einige allgemeine und sehr nützliche Winke für die 

 Konstruktion von Wasserschöpfern gegeben werden 



