- t G. Schott, 



§ 9. Aräometer. 



Von diesen Instrumenten, die zur Messung des speeifischen Gewichtes, bezw. des Salz- 

 gehaltes des Meerwassers verwendet wurden, waren an Bord: 



1) 3 Aräometer von Steger (Kiel), persönliches Eigentum des Berichterstatters und von 

 ihm bereits auf einer früheren, ausgedehnten Seereise verwendet und für gut befunden 1 ). Diese 

 zum sog. „großen Satz" gehörigen, mindestens 8 Jahre alten Instrumente, aus gewöhnlichem 

 Kalinatronglas, umfaßten zusammen die speeifischen Gewichte von 1,0210 bis 1,0305 (bei 1 7°,5) 

 ihre Standkorrektionen wurden vor Antritt der Reise durch Vergleiche mit Pyknometerwägungen, 

 die wiederum Dr. v. Hasenkamp freundlichst übernahm und in sorgfältiger Weise in den 

 Räumen der Seewarte mittels einer BuNGE'schen Präcisionswage durchführte, ermittelt, und es 

 ergaben sich wieder sehr kleine, noch innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler liegende 

 positive Korrektionen, die nur bei einem Instrument + 0,00004 c ' es speeifischen Gewichtes 

 ausmachen. 



2) Ein aus 6 einzelnen Aräothermometern und einem Sucher bestehender Satz, der bei 

 dem Glasbläser Bock (Hamburg) für die Expedition angekauft wurde und Messungen von 

 1,0000 bis 1,0300 gestattetete, ebenfalls geaicht für 1 7".s C. An diesen Aräometern ist beachtens- 

 wert, dal) sie aus dem Jenaer Borosilikatebis 59 111 gefertigt sind, welches einen ungewöhnlich 

 niedrigen Ausdehnungskoefficienten aufweist und außerdem sehr volumenbeständig ist. Es sollte 

 damit den Anforderungen, die Krümmel 1894 2 ) erhoben hat, entgegengekommen werden. 



Die für diese Instrumente gefundenen Standkorrektionen sind durchweg negativ und 

 recht beträchtlich, sie sind z. B. 



für das Instrument No. 77 (1,0145 - - 1,0200): — 0,00024 

 „ „ „ No. 92 (1,0195 -- 1,0250): -0,00018. 



„ „ „ No. 89 (1,0245 - - 1,0300): - — 0,00027. 



Die Berücksichtigung der Standkorrektionen genügt aber noch nicht; bei der Reduktion 

 der Ablesungen der speeifischen Gewichte auf die Normaltemperatur von 1 7°,5 kommt noch die 

 sogenannte Glaskorrektion in Betracht. 



Während für die alten, bisher fast ausschließlich gebräuchlichen Aräometer die Aenderungen, 

 welche das Volumen des Aräometers mit den Temperaturänderungen erleidet, ein für allemal 

 auf Grund des bei dem gewöhnlichen Thüringer Glas giltigen Ausdehnungskoefficienten (etwa 

 0,000026) berechnet und die dadurch bedingten J baskorrektionen" von Krümmfl in seine viel- 

 benutzte Reduktionstabelle und graphische Reduktionstafel 3 ) hineingenommen sind, so daß man 

 alle Rechnung erspart, war dies einfache Verfahren bei den Borosilikat-Aräometern nicht angängig, 

 da hier der kußische Ausdehnungskoefficient nur etwa 0,000018 ist. Ich ging daher aut folgendem, 

 teils empirischem, teils rechnerischem Wege vor. Für je ein Instrument wurde in einer Seewasser- 

 probe, deren Salzgehalt ziemlich genau bekannt war, das speeifische Gewicht bei genau i7",sC 

 bestimmt, dann wurde an demselben Instrumente und in derselben Wasserprobe noch eine 



ij „"Wissenschaftliche Ergebnissi einer Forschungsreise /im See". Ergänzungsheft No. [09 zu Peterm. Geogr. Mitteilungen. 

 Gotha, [893, s. [9. 



2) „Ucbei neuere Beobachtungen an Aräometern" in den Annalen der Hydrographie, [894, S. |i'i 



3) Annalen dei Hydrographie, [890, S. J92 593 and Tafel XV. 



