58 



G. S< HOTT, 



um die gangbaren Größen der Cylindergläser aufzunehmen. Luksch hat mit kardanischen 

 Vorrichtungen für Aräometer keine guten Erfahrungen gemacht und verzichtet auf sie, ich 

 selbst habe früher auf Segelschiffen auch meist alle Schlingertische und Aehnliches schließlich 

 weggelassen; es scheint, daß von Fall zu Fall die Nützlichkeit solcher Hilfsmittel erprobt oder 



ihre Entbehrlichkeit festgestellt werden muß. 



^ 10. Refraktometer. 



Dem Bedürfnis, neben dem sehr zerbrechlichen und bei starkem Seegang eine Ablesung 

 nicht gestattenden Aräometer noch ein Instrument zu besitzen, das die jeweilige Dichte des 

 Meerwassers auch auf physikalischem Wege zu ermitteln gestattet, wird entsprochen durch das 

 ABKE'sche Totalrefraktometer 1 ), welches die den Dichteänderungen proportionalen Aenderungen 

 des Brechungsindex der Meerwasserproben giebt, eine ganz geringe Quantität Wasser erfordert 

 und frei in der Hand seihst bei heftigen Schiffsbewegungen gehandhabt werden kann. 



Dank dem Entgegenkommen von Prof. Abbe und der optischen Werkstätte von Carl Zeiss 

 in Jena, welche überhaupt bei der Ausrüstung der Expedition in nicht genug anzuerkennender 

 Weise mitgeholfen hat, erhielt der Verfasser für die „Valdivia"-Fahrt ein Exemplar einer gegenüber 

 der früheren Ar.r.Eschen Form etwas veränderten Konstruktion des Refraktometers mit, über 

 welche Dr. Pulerkh 2 ), von welchem die neue Anordnung ausgeht, unter anderem folgendes 

 mitteilt : 



„Bei den Specialkonstruktionen des AßBE'schen Refraktometers kann das zweite (äußere) 

 Glasprisma, welches den Lichteintritt in die Flüssigkeitsschicht vermittelt, dadurch entbehrlich 

 gemacht werden, daß man das untere Ende des Refraktometers, in dem sich das eigentliche 

 Refraktometerprisma befindet, einfach in die zu untersuchende Flüssigkeit eintaucht, 

 indem man gleichzeitig durch Wahl eines geeigneten Gefäßes oder durch die Haltung des 

 Instrumentes dafür Sorge trägt, daß ein den Anforderungen der Methode der Totalreflexion 

 entsprechender streifender - Liehteintritt stattfindet. Der Vorteil des Verfahrens besteht 



zunächst darin, daß die Lichtbrechung einer Flüssigkeit in gleich einfacher Weise sich feststellen 

 läßt wie ihre Temperatur mittels eines Thermometers oder ihr speeifisches Gewicht mittels eines 

 Aräometers. Vor allem aber ergiebt sich für die Beobachtung der Grenzlinie der Vorzug, daß 

 die Grenzlinie wegen des Wegfalles des zweiten Prismas viel schärfer markiert erscheint als bei 

 Einschließung der Flüssigkeit zwischen die beiden Glasprismen des AßBE'schen Refraktometers. 

 Es kann daher für die Beobachtung der Grenzlinie eine erheblich stärkere Fernrohrvergrößerung 

 angewandt und dadurch die Genauigkeit des Meßverfahrens entsprechend gesteigert werden. 



i) \u.i. Neue Apparate zui Bestimmung des Brechungsvermögens flüssige] Körperu. s. w., Jena [874; Krümmez in: Annalen 

 der Hydrographie, [894, Heft ;, und in: Geophysikalische Beobachtungen, S. 79; Schott in: Peterm. Mitteil., Ergänz.-Heft, 



! I 19, S. 22 ff. 



2) Katalog der ZEiss'schen Werkstätte, 1899, S. (.8 und Fig. | i. welche hiei reproduziert ist. 



