hl Refraktometer. 



59 



Fig. in zeigt die Einrichtung des Instrumentes in der neuen Form. Das Handfernrohr 

 giebt etwa io-fache Vergrößerung. P ist das Prisma aus hartem, widerstandsfähigem Glase vom 

 Brechungsindex 1,51. Die Prismenfassung ist außen cylindrisch gestaltet und vernickelt. Vor- 

 und einspringende Kanten sind thunlichst vermieden, so daß das Reinigen des unteren Refrakto- 

 meterendes mit einigen wenigen Handgriffen bewirkt werden kann. Der Apparat ist so 

 justiert, daß die Grenzlinie für destilliertes Wasser bei einer Temperatur 

 von 1 7°,5 C auf den Skalenteil 15,0 zu liegen kommt. 



Um die Lage einer Grenzlinie zur Skala in Bruchteilen eines Intervalles der Skala genauer, 

 als dies durch eine Sehätzung möglich ist, messen zu können, ist das < »kular mit einer Mikro- 

 metereinrichtung Z ausgerüstet, mit deren Hilfe 

 die Skala um genau einen Skalenteil hin und her 

 bewegt werden kann. Man stellt bei der Messung 

 die Schraube so, daß die Grenzlinie mit dem ihr 

 unmittelbar voraufgehenden Teilstrich der Skala 

 zusammenfällt, und liest an der in 10 Teile ge- 

 teilten Trommel der Mikrometerschraube die ge- 

 suchten Zehntel Skalenteile mit einem Fehler von 

 höchstens + 0,1 Skalenteil direkt ab. In Anbetracht 

 der relativ starken Fernrohrvergrößerung ist die 

 äußerste Sorgfalt beim Reinigen der Prismenfläche 

 erforderlich. 



Die Achromatisierung der Grenzlinie erfolgt 

 mit Hilfe eines um die Rohrachse drehbaren, drei- 

 teiligen AMici-Prismas A, die Drehung desselben 

 wird mittels des in der Mitte des Rohres ange- 

 brachten Ringes R ausgeführt. Für die Zwecke 

 der Temperaturbeobachtung und der Beleuchtung 

 dient das Eintauchgefäß B" 



Hierzu darf ich auf Grund der praktischen 

 Erprobung der gesamten Einrichtung auf See 1 >e- 

 merken, daß in der That die notwendige Schärfe der 



Verlöschungsgrenze wesentlich leichter in dem Wasserbad erreicht wird als bei der früheren Form, 

 daß aber andererseits das Wasserbad als solches bei sehr heftigen Bewegungen des Schiffes ähn- 

 liche Unbequemlichkeiten mit sich bringt wie die Wassermenge, in der das Aräometer schwimmt, 

 und somit gerade der ursprünglich betonte Vorzug der Refraktometermessung - - volle Unab- 

 hängigkeit vom Schiff und Seegang -- zum Teil wieder verloren geht. Ich möchte den Hauptwert 

 der PuLFRiCH'schen Konstruktion für die Oceanographie darin erblicken, daß wir nun ein sehr 

 brauchbares, nicht leicht zerbrechliches Ersatzinstrument für die während langer Seereisen sehr 

 gefährdeten Aräometer besitzen: und dieser Umstand schon wird dem Refraktometer einen Platz 

 in der Ausrüstung aller Meeresexpeditionen sichern. 



Die Firma Zeiss fertigt diese Refraktometerform in stets absolut gleichen Dimensionen 

 und es können daher, wie mir mitgeteilt wird, die auf den folgenden Seiten veröffentlichten, an 



Fig. 19. 



Das neue Eintauchrefraktometer der Firma 

 Carl Zeiss. 



s 



