^ [ I. Der Xl [SS'schi 



6 7 



;li 



Kurzum, es ergab sich die Aufgabe, eine einfache Vorrichtung zu konstruieren, welche 

 auf optischem Wege, möglichst in der Form eines leichten und frei in der I [and zu gebrauchenden 

 kleinen Fernrohres, jederzeit, auch hei schlechtem Wetter und starken Schiffsbewegungen, den eingangs 

 genannten Winkel (a in Fig. 25) zu messen gestattet. Auch hier griff die optische Werkstätte von 

 Carl Zeiss in Jena hilfreich ein, und ihr wissenschaftlicher Mitarbeiter Dr. Pulfrich, dem das 

 brauchbare und von uns oft benutzte Instrument zu danken ist. stellt freundlichst seine nach- 

 stehenden Ausführungen hierüber zur Verfügung: 



„Für die Lösung der von Dr. G. Schot: gestellten Aufgabe erschien mir die Anwendung 

 von geradsichtigen, sog. DovE'schen Reflexionsprismen aussichtsvoll. Dreht man ein solches, in 

 nebenstehender Figur 23 abgebildetes Prisma um die Visierrichtung als Achse, so dreht sich auch 

 das durch das Prisma gesehene Reflexbild des anvisierten Gegenstandes, und zwar erfolgt die 

 Drehung des Bildes in dem gleichen Sinne wie die des Prismas, aber mit der doppelten Winkel- 

 geschwindigkeit Hält man das Prisma dicht vor das Auge und schaut zum Teil durch das 

 Prisma hindurch, zum Teil an demselben vorbei, so erscheinen Bild und Gegenstand 

 in gegenseitiger Ueberdeckung, und es ist ein Leichtes, die Lage des einen mit 

 der des anderen zu vergleichen. Nun sind infolge der einseitigen Bildumkehrung im 

 Reflexbild immer nur diejenigen Richtungen den ursprünglichen parallel, welche zur 

 Spiegelebene parallel oder senkrecht zu derselben verlaufen. Wenn es sich also, wie 

 im vorliegenden Falle, darum handelt, den Richtungsunterschied zweier Geraden, vom 

 Standpunkt des Beobachters aus gesehen, zu messen, so hat man die Parallelstellung 

 von Bild und Objekt successive für jede der beiden Richtungen vorzunehmen und 

 erhält dann aus dem Drehungswinkel des Prismas unmittelbar den gesuchten Neigungs- 

 winkel '). 



Ein auf Grund dieser Ueberlegungen ausgeführtes Instrumentchen -- das Prisma 

 steckt drehbar in einer mit einem Teilkreis versehenen Hülse und trägt einen zugleich 

 als Handhabe beim Drehen des Prismas dienenden, auf der Teilung spielenden Zeiger 

 genügt den gestellten Anforderungen daher vollkommen. Der Apparat hat aber 

 den Nachteil, daß man an eine feste Aufstellung desselben, bezw. in Fällen, wo dies 

 unthunlich ist, an dessen ruhige Aufhängung gebunden ist. Für den beabsichtigten Freihand- 

 gebrauch des Instruments auf See erschien daher dieser Apparat wenig geeignet. Es mußte 

 eine Anordnung gefunden werden, welche den Winkel zwischen Horizont und Faden unbe- 

 kümmert um die Schwankungen des Schiffes aus freier Hand zu messen 

 gestattet. 



Dieses Ziel ist durch die nachstehend beschriebene Versuchsanordnung erreicht worden. 

 Die derselben zu Grunde gelegte Idee ist die gleiche wie bei dem vorstehend skizzierten einfachen 

 Apparat, auch die Art der Beobachtung ist im wesentlichen die gleiche geblieben. 



Wie man aus Fig. 24 erkennt, sind zur Erreichung der angegebenen Eigenschaften im 

 ganzen drei DovE'sche Reflexionsprismen (Z?„ D 2 und Z> s ) notwendig gewesen und außerdem 



li 



Fig. 23. 



1) DaH ein solches DovE'sches Prisma, mit Teilkreis versehen und vor einem Fernrohr oder Mikroskop drehbar angeordnet, 

 auch zu goniometrischen Messungen mit Hilfe von feststehenden Fäden in der Bildfeldebene benutzt werden kann, hegt 

 auf der Hand. Man vergleiche die bei dem Interferenzmeßapparat. Zeitschrift für Instr.-Kunde. 1898, S. 262 getroffene Ver- 

 suchsanordnung. 



% 



