Instrumente, Präparations- und Couservations-ÄIetboden. 1()'& 



Instrumente, Präparations- und Conservations- 



Methoden etc. 



Sehiefferdecker, J*. s I. Ueber zwei von R. Jung gebaute 

 Mikrotome. (Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. Bd. IX. 1892 

 p. 168—175.) 



— — , II. Ueber das von E. Zimmermann gebaute 

 Min ot' sc he Mikrotom. (Ib. p. 176 — 179.) 



— — , III. Ueber einen Mikrosk o pirschirm. (Ib. p. 180 



—181.) 



I. Von den beiden in der ersten Mittheilung besprochenen 

 Mikrotomen stellt das erste eine bedeutend verbesserte Nachbildung 

 des englischen „Cathcart improved microtome" dar und ist trotz 

 der sehr einfachen Construction und des geringen Preises (25 — 35 

 Mark), wenn es sich nicht um sehr feine Schnitte handelt, für 

 Paraffin- und Frostpräparate mit Vortheil zu verwenden. 



Das zweite Mikrotom ist eine ebenfalls verbesserte Kachbildung 

 des „Cambridge rocking microtome". Der Preis desselben be- 

 trägt incl. Messer und einer Vorrichtung mit endlosem Bande, um 

 die Schnittbänder selbstthätig abzuführen, 122 Mark. Verf. erhielt 

 mit diesem Mikrotom sehr gute Resultate. Ein in der Construction 

 begründeter Nachtheil desselben besteht jedoch darin, dass es keine 

 völlig ebenen Schnitte liefert, dass diese vielmehr den Theil eines 

 Cylindermantels bilden. In manchen Fällen kann dies natürlich 

 von erheblichem Nachtheil sein. 



II. Das in der zweiten Mittheilung besprochene dem M i n ot 'sehen 

 nachgebildete Mikrotom hat nach den Ausführungen des Verf. zwar 

 den Vortheil, dass es Schnitte liefert, die in einer planen Ebene 

 liegen, und dass es die Neigung des Messers zu ändern gestattet, 

 es soll aber in Folge der Schwalbenschwanzführung des Schlittens 

 dem Rocking-Mikrotome an Genauigkeit nachstehen. Für feuchte 

 Schnitte und Frostschnitte ist es nicht zu verwenden. Der Preis 

 desselben beträgt 172,50 Mark. 



III. Der in der letzten Mittheilung beschriebene Mikroskopir- 

 schirm besteht aus einem Gestell von federndem Draht, das mit 

 schwarzem Shirting überzogen ist und wird am Tubus des Mikro- 

 skops befestigt. Er hat in erster Linie den Zweck, das Licht von 

 den Augen des Mikroskopikers abzuschliessen, und bedeckt deshalb 

 den vorderen Theil des Kopfes vollständig. 



Ziinm ermann (Tübingen). 



Ilkewitsch, K.. Ein neues Verfahren, die Tuberkelbaeülen in der Milch zu 

 finden (Centrifugiren). (Wratsch. 1892. No. 31. p. 767—769.) [Russisch.] 



Xetel, B. A. Tan, Beitrag zur Untersuchung der Tuberkelbaeülen. (Archiv 

 für Hygiene. Bd. XV. 1892. No. 2. p. 109—124.) 



flickfett, Das Koch'sche Plattenverfahren auf das Deckglas übertragen. 

 (Deutsche medieänische Wochenschrift. 1892. No. 45. p. 1025.) 



