— 23 — 



l'extrémité large, est gravée sur 5 cm de hauteur, une division en millimètres. Un 

 bouchon percé, susceptible de glisser extérieurement le long du tube, porte une 

 double ficelle à l'aide de laquelle on suspend l'appareil de façon à ce que l'une ou 

 l'autre des extrémités soit à volonté tournée vers le bas. 



Un bouchon bien ajusté est enfoncé dans le tube jusqu'à ce que sa base plane 

 coïncide exactement avec le trait circulaire; l'autre base porte un anneau auquel on 

 accroche par un crochet, un poids destiné à assurer une parfaite verticalité au tube 

 lorsqu'il est maintenu la pointe en haut. L'extrémité conique, au lieu d'avoir des 

 divisions d'égale longueur, est graduée à partir du trait repère en volumes correspon- 

 dant à la capacité de i cm de la portion cylindrique. On remplit de mercure i cm de 

 hauteur de la portion cylindrique, on enfonce un petit bouchon jusqu'au repère, on 

 retourne le tube et on marque par un trait le nouvel affleurement du métal. On re- 

 commence l'opération de deux en deux, pour les millimètres composant le centimètre. 



On introduit dans le tube dont la petite ouverture a été bouchée, 4 ou 5 g du 

 fond; on achève de remplir avec de l'eau; on enfonce le gros bouchon jusqu'à ce qu'il 

 coïncide exactement avec le trait repère, on pousse le bouchon de suspension du 

 côté de l'extrémité pointue, on agite vivement, on suspend à une potence, on adapte 

 le poids destiné à assurer la parfaite verticalité, on laisse déposer et on mesure le 

 rapport entre les hauteurs respectives du sable et de la vase. 



Une série d'expériences ont été instituées afin de reconnaître le meilleur liquide 

 à employer, le mode de tassement et les proportions relatives de chaque portion du 

 sédiment constituant les catégories adoptées pour la classification et la dénomination 

 précises des fonds '. Elles consistaient à analyser au tube, des fonds qui avaient été 

 déjà l'objet d'une analyse complète aux tamis et à comparer les résultats obtenus. On 

 a examiné ainsi 21 échantillons. 



Les trois liquides employés ont été l'eau de mer, l'eau douce et une dissolution 

 de sel marin dans l'eau douce ayant la densité moyenne i.0256 de l'eau de mer et 

 destinée à remplacer celle-ci quelquefois difficile à se procurer dans un laboratoire 

 situé loin de l'océan. 



Avec l'eau de mer véritable, le dépôt se fait convenablement; avec l'eau douce, 

 il s'effectue assez bien mais très lentement surtout lorsque le fond a été préalablement 

 dessalé par un lavage. L'argile, quand elle est abondante, reste quelquefois plusieurs 

 jours en suspension. La lenteur de la déposition est un grave inconvénient de l'em- 

 ploi de l'eau douce. 



Avec l'eau salée artificielle, la séparation des sédiments est moins longue qu'avec 

 l'eau douce et plus longue qu'avec l'eau de mer véritable mais elle est moins nette 

 qu'avec l'un et l'autre de ces liquides. 



1 J. Thoulet, Etude de fonds marins provenant du voisinage des Açores et de la portion orientale de l'Atlan- 

 tique nord. Résultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert I", Prince Souverain 

 de Monaco, fasc. XIX. 1901. 



S 



