— 14 — 



rince le flacon à l'eau distillée, on ajoute quelques gouttes d'une solution de chromate 

 jaune de potasse pour servir de réactif indicateur, on laisse tomber goutte à goutte 

 la solution titrée d'azotate d'argent jusqu'à formation du précipité rouge de chromate 

 d'argent. Il importe d'agiter vivement le liquide avec un agitateur en verre afin de 

 briser les grumeaux qui se forment et emprisonnent une certaine quantité de liqueur- 

 mère. Cette précaution évite des erreurs notables dans les résultats. Enfin on ramène 

 par un calcul à iooo g d'eau de mer. 



M. Knudsen dose la chloruration par une liqueur titrée d'azotate d'argent comme 

 il vient d'être dit. Il retranche du poids total des halogènes ainsi trouvé, un nombre 

 k qui dépend précisément de ce poids. Le résultat de cette soustraction, pour les 

 échantillons de la Princesse-Alice est indiqué dans la colonne IV du tableau sui- 

 vant où les stations sont rangées dans l'ordre des profondeurs croissantes. D'autre 

 part il a dressé une table donnant immédiatement la chloruration en fonction de la 

 densité à o°, obtenue elle-même sur une table spéciale en fonction de la densité S| à 

 la température t de la mesure. Ces valeurs sont inscrites dans la colonne V du tableau. 

 Les différences entre les valeurs inscrites dans les colonnes IV et V sont indiquées 

 dans la colonne VI. ' 



1 M. Chevalier fait à ce propos l'observation suivante : 



n La moyenne des différences pour les 23 observations d'eaux de mer profondes, n'est que de 4- 0.01, ce 

 « qui indiquerait une précision moyenne satisfaisante puisque le Congrès de Stockholm a admis que la salinité 

 « était mesurée avec une approximation de o.o5 pour 1000, valeur correspondant, pour la chloruration, à une 

 « approximation de o.o3. Les plus grandes différences sont — 0.07 et 4- 0.07. Ces écarts ne confirmeraient-ils 

 « pas l'hypothèse que les eaux de même densité ne contiennent pas toujours la même quantité de chlore ou, en 

 « d'autres termes, ne possèdent pas exactement la même composition chimique? S'il en était ainsi, il serait 

 n beaucoup plus simple et plus sûr de s'en tenir à la densité mesurée directement au pycnomètre à o° ou, à 

 « l'aréomètre, la densité SJ ou Sjj et de ramener ensuite celle-ci à SJ au moyen du graphique. » 



