252 Instrumente, Priiparations U. Coü^eivations-Methoden etc. 



nochmals mit Alkohol abgespült, der Brandschorf mit einem ge- 

 glühten scharfen Löffel aufgehoben und die darunter befindliche 

 Eiterschicht abgekratzt oder direct auf die betreffenden Cultur- 

 medien verimpft. Freilich ist es fraglich, ob die Mehrzahl der so 

 gewonnenen Bacillen lebend ist, wofür ihre Massenhaftigkeit und 

 die leichte Aufnahme von Farbstoffen zu sprechen scheinen, während 

 andererseits die wenigen angestellten Culturversuche negativ aus- 

 fielen, und die Thierversuche noch nicht zum Abschluss gebracht 

 werden konnten. 



Kohl (Marburg). 



Muencke, Robert, Ein neuer Apparat zum Sterilisiren 

 mit strömendem Wasserdampf bei geringem Ueber- 

 druck und anhaltender Temperatur von 101- — 102° 

 im Innern des A r b e i t s r a u m e s , mit Vorrichtung zum 

 Trocknen der sterilisirten Gegenstände. (Central - 

 blatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. Band VIII. No. 20. 

 p. 615—616.) 



Der Apparat erhielt eine cylindrische, liegende Form, weil 

 diese eine viel sichere Dichtung ermöglicht, als die viereckige 

 Kastenform. Der mit Wasserstandsrohr und Einfüllungstubus 

 versehene Wasserkessel befindet sich unterhalb des eigentlichen 

 Sterilisationsraumes, sodass der Wasserdampf von oben nach unten 

 den doppelwandigen Cvlinder und die zu sterilisirenden Gegenstände 

 durchstreicht. Der Dampf wird in einem Rohr nach aussen und 

 zwecks Absorption in ein mit Wasser gefülltes Gefäss geleitet. Ein 

 an diesem Rohr befindlicher Hahn regulirt die Spannung des 

 Dampfes im Cylinder. Einer der beiden aus dem Inneren des 

 Arbeitsraumes hervorragenden Tuben enthält das Thermometer, 

 während der andere mit einem verschraubbaren Sicherheitsventil 

 versehen ist. Bügelverschluss mit Centralschraube ermöglicht 

 absolute Dichtung und durch einmaliges Herumdrehen der Schraube 

 Entfernung des Bügels und Oeffnung der Thüre. Durch Umdrehung 

 eines Ventils kann der Dampf abgesperrt und gleichzeitig durch 

 ein anderes Rohr abgeleitet werden. Der untere Behälter wird zu 

 3 U mit Wasser gefüllt, worauf der Apparat mit den zu sterilisirenden 

 Objecten beschickt wird. Nach Verschluss der Thüre durch die 

 Centralschraube am Bügelverschluss lässt man durch Hochdrehen 

 des grossen mittleren Ventils den Dampf zuströmen, worauf man 

 zu heizen anfängt. Die Muencke'sche Patentgaslampe liefert in 

 15 Minuten den erforderlichen Wasserdampf. Soll eine Trocknung 

 'vorgenommen werden, so muss umgeschaltet werden. Durch 

 Herabdrehen des grossen Ventils wird die Dampfzufuhr abgeschlossen 

 und durch Wegnahme des Thermometers eine Oeffnung für die zu 

 entweichende Feuchtigkeit hergestellt. Für die Luftaspiration 

 befindet sich am hinteren Theile eine besondere Vorrichtung. 

 Der noch im Mantel eingeschlossene Dampf dient jetzt nur noch 

 als Wärmequelle. Das grosse Rohr über dem Ventil soll den 



